668 



Kiclianl Kciupf. 



Von der großen Fülle neuer ..Titrierapparate", d. h. kombinierter 

 Zusamnienstellnniien von Meß- und Vorratsgefäß . seien nur einii>e ^vi(•h- 

 tigere auj^eführt. Einen praktischen Api)arat zum Aufbewahren und Ab- 

 messen iiifticer. hvuroskopischer oder tiefsiedender Flüssigkeiten, wie 

 Avasserf i'eier 15 laus ä u i' e . 1 > r o m m e t h y 1 . ß r o m ' u. dgl.. zeigt Fig. 2 1 6. 

 Der Apparat 1) ermöglicht es z. IL. bei der Darstellung von wasserfreier 

 Blausäure diese frisch destilliert aufzufangen und aufzubewahren, ohne 

 daß sie mit der äußeren Luft in liei'ührung kommt. Beim Auffangen der 



Fip. 215. 



Fig. 21C. 



Mikrobürette nach Pilch. 



Apparate zum Aufbewahren und Abmessen giftiger, hygro- 

 skopischer oder tiefsiedender Flüssigkeiten nach Steinkopf. 



Blausäure ist der Hahn r geschlossen. Halm a und h sind offen, bei 

 wird zur Abhaltung von Luftfeuchtigkeit ein mit Chlorkalzium und Ätz- 

 kali beschicktes I{ohr angeschlossen. Die Blausäure fließt dann aus dem 

 Destillationskühler durch den Vorstoß B in das (iefäß A, wo sie infolge einer 

 in dem Zylinder /' befindlichen Alkoiiol-Kohlendioxydmischung von — 25" 

 bis — 30° sofort kristallinisch erstaiTt. Ist alle Blausäure übergegangen, 

 so werden die Hähne u und !> geschlo.ssen, und tlie Blausäure kann nun, 



') W. Steinkopf, Apparat zum Auflicwaliron und Abmessen iriftiger. hytrioskopi- 

 scher oder tiefsiedender Flüssitrkeiton. Cheni.-Ztsf. Bd. 34. S. 1319(1910). 



