Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



669 



wenn sie völlig rein, insbesondere wasserfrei ist, wochenlang unverändert 

 aufbewahrt werden. Zur Entnahme bestimmter Mengen wird an C ein 

 längeres Chlorkalzium-Kalirohr und dahinter ein (Jummidruckball ange- 

 schlossen. Mit Hilfe dieses Druckballs wird die Luft in A etwas kompri- 

 miert und der Hahn h dann geschlossen. Nun kann durch vorsichtiges Off- 

 nen des Halmes c ein gleichmäßiger Strom Blausäure in die gi'aduierte 



Fig. 217. 



Fig. 218. 



Fig. 219. 



Titrierapparat naeh Tohitricz & Co. 



Bürette E bis zur gewünschten 

 Marke hinübergelassen werden. Das 

 an d befestigte Kalirohr, das man 

 außerdem auch noch mit dem Abzug 

 verbinden kann, verhindert jede 

 Belästigung durch verdunstende 

 Blausäure. Durch e wird dann die 

 Säure in das Reaktionsgefäß ab- 

 gelassen. 



Eine mit dem 



Vorratsgefäß 



Titrierapparat nacli 

 G. Müller. 



Titrieriipiiarat mit autoinn 



tisch er Nullpuuktsoinstelluiif» 



nach dein lieberprinzi]!. 



verbundene Bürette i), die durch 



bloßes Neigendes Apparates gefüllt wird, zeigt Fig. 217. Eine ähnlich U'icht 

 nachfüllbare Bürette'') ist in Fig. 218 dargestellt; ihr Hahn ist so konstruiert, 

 daß wohl der Bürettenraum, nicht aber der A'orratsraum mit der Außen- 



*) B. Tolmacz d- Co., Verbesserter Titrierapparat. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 656 (1911). 

 -) 6r. Müller, Eine vereinfachte Sicherheits-Nachfüll-Biirette. Cheni.-Ztg. Bd. 36, 



S. 147 (1912). 



