()70 



Richard Kcnipf. 



Fig. 220. 



hift verbunden werden kann. Ein Verspritzen der Titrierflüssigkeit durch 

 irrtümlich falsches Herumdrehen des Hahnes ist also völlig ausgeschlossen. 

 Ganz ähnliche Titrierapparate wurden schon früher vorgeschlagen.') 



Von den vielen Titrierapparaten-), bei denen umgekehrt das Vorrats- 

 o-efäß unterhalb des üürettenrolnes augeordnet ist (nach einem wohl 

 ursprünglich von 0. Knöjicr stammenden Vorschlage), seien hier nur zwei 

 Konstruktionen angeführt, die ebenso praktisch wie elegant zugleich auto- 

 matische Nnllpunktseinstellung aufweisen. Bei der einend) (Fig. 21'.)) 

 ist die Nnllpunktseinstellung nach dem II eberprinzip, bei der anderen*) 

 nach dem — wohl etwas sicherer funktionierenden — Uberlaufprinzip 



bewirkt. 1 )ie erstere 

 Fig.221. i.'ig.222. Titriereiuriclitung kauu 



man sich ohne Mühe 

 selbst herstellen.^) 



DieVorratsgefälie 

 von Titrierapparaten 

 dürfen keine starre 

 komplizierte Verbin- 

 dung mit der Uürette 

 haben, da man die Ti- 

 trierflüssigkeiten häufig 



(nasstückvorschiuü umschüttelu muß , um 

 mit sohraubeu- ^,jj^p g^^y.^ eingetretene 



quetschliann tur ~ 



Mohrsche Büretten. Entmischung aufzulic- 



l)en und die in den 



oberen Teil des Gefäßes destillieiten 



Wassertröpfchen wieder mit der Lö- 



zu vereinigen. — 



iU'Züulich der \'orrichtungen. 



in Büretten zu 



-Vo.'irschf Vorrichtung 

 zum A1)le.sen von Bü- 

 retten. 



(ilasstückversohluß für 



Mohmche Quetsohhahn- 



büretten. 



sung 



P'lüssigkeitsstandes 



die dazu dienen . die Ablesung des 

 erleichtern, sei auf die Literatur ß) vei wiesen. 



Nach Sacher'') ist der einfachste Dehelf zur richtigen Ablesung ein 

 kleiner Spiegel, den mau au die Itückwaud der Bürette anlegt; man 



') Wiil/r, Neue NaclifuUhürette. Apotii.-Ztg. Bil. 25, S. 1Ü04 (191Ü): Chom.-Ztti-. 

 Bd. 35,Rep. S. 4;') (1911) und: r. d. Jhide. Abfüllbürette. (,'hem.-Ztg. Bd. 35, S. 5G8 (1911). 



-) Siehe z. B. : F. Micliel , Automatische Uiiivorsalhürette. Chem.-Ztg. Bd. 36, 

 S. 595 (1912). 



') Nach dem Katalog Xr. 120 der ,, Vereinigten Fabriken für Laboratoiiumsbedarf" 

 (Berlin N. 4), S. 294, Plg. 2591. — Vgl. auch die im l'rinzip ganz ähnliclie Bürette in: 

 Limge-ßerl , Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. 6. Aufl. 1910, Berlin (.Tul. 

 Springer), Bd. 1, S. 66 (Fig. 36). 



*) Ileintz , Neue Bürette mit Niillpunktseinstellunir. Chem.-Ztg. Bd. 3fi, 'S. 171 

 (1912), Fig. 2. 



^) Titrierapparat nach Dr. II. Waldeck. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 387 und 542 (1912). 



^) Siehe z. B.: Die Zusammenstellung bei J. F. Sacher. Über die einfachste Ab- 

 lesovorrichtuug für Büretten. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 622 (1911). 



'} loc. cit. 



