Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



671 



richtet dann den Flüssigkeitsnieniskus in der Bürette mit seinem Spiegel- 

 bilde genau aus. Dies wird noch wesentlich erleichtert, wenn man mit 

 Hilfe eines Diamanten oder Hartstahls in den Spiegel eine feine horizon- 

 tale Linie einritzt. 



Jedoch gibt auch die ältere von Fr. Mohr ^) empfohlene \'oirichtung 

 zum Ablesen (Fig. 220) sehr gute- Resultate. Man stellt sich diese Vor- 



Fig. 223. 



Fig.22i. 



Fig. 225. 



Gießbürette nach 

 iiay-Lussac. 



Gießbürette nach 

 Geißler. 



richtung am einfachsten so her, dal) 

 man ein rechteckiges, auf der einen 

 Seite weißes, auf der Rückseite 

 schwvarzes Kartenblatt von circa 

 5x6 cm Kantenlänge auf Vs seiner 

 längeren Seite so knifft und um- 

 biegt, daß ein halb weißes, halb 

 schwarzes Rechteck entsteht, wie es die Abbildung (in ^!. natürlicher 



Größe) zeigt. 



Neben den Glashahn- und Quetschhahnverschlüssen ist nocii der als 

 recht praktisch gerühmte Glasstückverschluß 2) zu erwähnen, dessen 



Hahnlose Bürette. 



1) Vgl.: R.Fresenius, Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse. 6. Aufl. 



1898, Bd. 1. S. 43. , . . ,, 



-) Zuerst von R. Bunsen als Verschluß bei gasanalytischen Arbeiten empfohlen; 

 vgl.: i?. Bimsen, Gasometrische Methoden. Braunschweig 1857, S. 13—14. — Siehe ferner: 

 R. Rieth, Die Volumetrie oder chemische Maßanalyse. Bonn 1871, S. 13—14; F. Mohrs 



