672 



Richard Kempf. 



Fig. 226. 



L'ini'aclu' .Viiwi'iidungswoi.sc aus der Al)l)il(liiiig (l'iii'- 2'_M) oliuc wi'iteres' 

 ersichtlich ist. Auch in NCrluiKhinii' mit einem Schrauhenquetschhahn 

 spezieller Konstruktion (Fig. 222) mag dieser NCischhili recht brauch- 

 bar sein.i) 



¥jU\q eigentüniliciie Ilaudliabung erfordert die in Fig. 223 dargestellte 

 liürette ^), die den Hahn nicht an der Auslaut-, sondern an der Kiui>uti- 

 seite trägt. Die Fliissigkeitssäule wird wie in Pipetten durch den iiurieren 

 Luftdruck gehalten, solange der enge Kanal am Hahnrohr geschlossen ist. 

 Gefüllt wird die Bürette durch Einsaugen der Flüssigkeit. 



Nicht blol,'» historisches, sondern auch praktisches Interesse verdienen 

 noch heute die ebenfalls ganz hahnlosen (üolibüretten (..Chamäleon- 

 büretten") von Gay-Lussar (Fig. 224) und von (Icix^hr (Fig. 225). 3) — 

 Namentlich füj' Titrationen mit alkalischen Flüssigkeiten sind 

 Büretten mit (ilashahn nicht zu empfehlen, weil sich an den Schliff- 

 flächen allmählich Wasser- 

 glas ( Alkalisilikat jlösung 

 bildet, die wie ein Kitt das 

 Hahnküken fast unlöslich 

 verklebt. Um diesen Ubel- 

 stand zu vermeiden, kann 

 man entwtMJei' die oben 

 angeführten hahnlosen Bü- 

 rettenformen oder eine 

 J/oArsche Quetschhahnbü- 

 rette anwenden oder end- 

 lich eine Bürette mit einem 

 genau eingeschliffenen Hahn aus Phosphorbronze. Nickel oder 

 Silber*) (Fig. 226). In diesen Hähnen besteht nicht inii- das Küken aus 

 Metall, sondern auch das (iehänse, worin es sich dreht, und erst dieses 

 ist in den unverändert gebliebenen Glaskörper gasdicht eingeschliffen. 

 Diese Hähne sollen sogar gegen ein Vakuum dicht halten und werden 

 daher auch sonst gelegentlich recht gute Dienste leisten können. 



i^ =■ 



l'hosphorbronze 



l^ l j l l W B'lH 



Hahn mit Metallküken um! -gehäuse für alkalische Flüssig- 



keiton. 



Lehrbuch der chemisch-analytischen Titriermethode von ^1. ('lassen, 7. Aufl., Braun- 

 schweig (F. V'ieweg&Sohii) 1896, S. 8; Liuiye-Berl, Chemisch-technische rntersuchuugs- 

 methoden. 6. Aufl., Berlin (Jul. Springer) 1910, Bd. 1, S. 61; Ä. Classen, Theorie und 

 Praxis der Maßanalyse. Leipzig 1912, S. 85—86. 



') K. Kliny, Eine neue Bürottontropfvorrichtung. Clicm.-Ztg. Bd. 34, S. 100 (1910). 



^) W. Alexandrow, Eine Bürette ohne Glashahn und ohne Kautschukverbindung. 

 Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 49, S. 436 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 329 (1910). 



^) Vgl. R. Fresenius, Anleitung zur quantitativen Analyse. 6. Aufl., Braunschweig 

 (Fr. Vieweg & Sohn) 1898, Bd. \, S. 44—46. — 67. Winkler, Prakt. Übungen in der 

 Maßanalyse, 3. Aufl. (1902), Leipzig (A. Felix), S. 21. 



*) Lfissnr-Cohn, Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. 4. Aufl.,. 

 Hamburg und Leipzig (L. Vossj 1906, Allg. Teil, S. 305. 



