Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 677 



und daher besonders wirksam werden die Gashlasen. wenn man bei vei-- 

 nimdertem Druck arbeitet. 1) Auf einige kompliziertere Ilührvoi-riclitungen 

 speziell für elektrolytische Arbeiten sei hier nur hingewiesen. 2) 



Eine Fülle neuer Vorschläge betrifft die konstruktive Ausbildung der 

 mechanischen Rührer. Für manche Zwecke, z.K zum raschen Eindampfen 

 von Flüssigkeiten, die wegen der . 



Ausscheidung fester ^Massen be- 

 ständig gerührt werden müssen, 

 mag ein Flügelrührer sehr ge- 

 eignet sein, der außer den unten 

 angebrachten Rührflügeln noch 

 außerdem in Abständen von 5 bis 

 6 cm je zwei P'lügel trägt, deren 

 schiefe Flächen in entgegenge- 

 setzter Richtung zu den unteren 

 stehen. 8) Die oberen Flügel kön- 

 nen gegebenenfalls auch wohl 

 als Luftschrauben zur rascheren 

 Entfernung der Dämpfe dienen. 

 Dem Srhiilfzeschen Rührer (vgl. 

 Bd. 1, S. 32, Fig. 54) sehr ähn- 

 lich ist ein Rührer*), der unten 

 gabelförmig gestaltet ist und in 

 dieser Gabel ein bewegliches 

 (ilaspendel trägt; die Schenkel 

 sind ungleich lang und schwer, 

 so daß das Pendel im Ruhezu- 

 stand vertikal steht. Der Rührer 

 kann daher bequem auch in 

 sehr enghalsige Gefäße einge- 

 führt werden. Denselben Zweck 

 erfüllt auch ein Rührer, der aus 

 einem Stab besteht, an dem lose 

 herabhängende Glasketten be- 

 festigt sind. 5) 



Fig. 232. 



^^ 



liührvorriclituiig nach Leiser. 



') Dieselben, Sclmellelektrolyse unter vermindertem Druck. Ebenda. S. 906. 



') Gebr. Raacke-Aa.cheü, Rührer für Stative zur Vornahme von quantitativen Ana- 

 lysen durch Elektrolyse unter Bewegung des Elektrolyten. D. R.-P. 243.761 ; Chem.-Ztg. 

 Bd. 36, Rep. S. 165 (1912). — F. Ott, Die elektrolytische Reduktion der Niobsäure. 

 Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 18, S. 351 (1912). — Vgl. auch: A. Stähler, Über elektro- 

 analytiscbe Schnellmethodeu. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 16, S. 551 (1910). 



^) M. Kahler und Martini, Über einige neue Laboratoriumsapparate. Zeitschr. f. 

 angevF. Chem. Bd. 12, S. 801 (1899). 



*) 0. Mittelbach, Neuer Rührer für enghalsige Gefäße. Chem.-Ztg. Bd. 31, S. 584 

 (1907). 



^) S. Gittmann, Eine neue Rührvorrichtung. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. (537 (1910). 



