678 



Richard Kein p f. 



Ein mechauischer und gleichzeitig- Luft (oder bei passender Einrichtung 

 anderes Gas) ansaugen(U'r lüihrer ') besteht aus einem (üasrohr, an 

 unten ein vierarmiges holiles Giaskreuz koumiunizierend angeschmolzen 

 rascjier Ilotation wird unten die Flüssigkeit hei'ansge- 

 dat'ür oi)en Luft angesaugt: also im Prinzip eine Umkehrung 



ein 

 das 



ist Bei 

 schleudert um 



genuycud 



des 6V(/werschen Wasserrades. Auch die durch Zentrifugalwirkung Flüssig- 

 keit ansaugenden Kührer sind durch mannigfache neue Formen vermehrt 

 worden. Besonders wirksam dürfte die vorstehend abgebildete liührvor- 

 richtung (Fig. 232) sein. 2) Durch große Einfachheit zeichnet sich der von 

 Thiele ^) angegebene, ebenfalls auf der Wirkung der Zentrifugalkraft be- 

 ruhende Rührer aus: er besteht aus einem rechtwinklig gebogenen, i)eider- 

 seits offenem (Blasrohre, das an der äußeren Seite des Knies ein Loch hat. 



IV. Schütteln. ( \ gl. S. 36-39.) 



Für Titrationen, bei denen die zu titriei'eude Flüssigkeit audauerml 

 geschüttelt werden muß (Silber-. Phosphor-, Maguesiabestimmung), wurde 

 ein eigens hierzu geeigneter Schüttel tisch angegeben.*) — 



Während die l)isher üblichen Schüttelapparate im Laboratorium ge- 

 wöhnlich um- in einer Richtung, meist horizontal oder vertikal, die Ar- 

 beit des Schütteins vollziehen, ahmt der nebenstehend abgebildete Apparat 

 (Fig. 233) die Bewegungen des energischen Schütteins mit der Hand 

 möglichst vollkommen nach: der Tisch, welcher die zu schüttelnden Gefäße 

 trägt, macht bei der Rotation der Antriebswelle sowohl eine drehende als 

 auch gleichzeitig sich hebende und senkende Bewegung.^) 



Das Schüttelgefäß nach Kempf (Bd. 1, S. 38, Fig. 67 und 68) wurde 

 ein wenig modifiziert «) (Fig. 234). Man kann^ mit Hilfe des abgeänderten 

 Apparates Reaktionsgemische im Vakuum oder — unter Abschluß gegen 

 die Luft — - in der Atmosphäre eines beliebigen Gases bei jeder ge- 

 wünschten Temperatur schütteln, jederzeit ohne Aufhebung des Vakuums 

 oder des Luftabschlusses Reagenzien nnchti'agen und gleichzeitig eine etwa 



') P. Barthd und M. Kleinstück, Ein eiufachcr Rührer. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 848 

 (1910). 



-) H. Leiser, RührvorriclitiniLr für schwer mischbare und spezifisch schwere Flüssig- 

 keiten. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 75ü (1911). — Vgl. auch: Derselbe, Neuerungen in La- 

 horatoriumsapparaten. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 19, S. 1426 (1906) und: Zur Theorie 

 eines neuen Rührers für Flüssigkeiten und geschmolzene Metalle sehr verschiedener 

 Dichte, sowie für Flüssigkeiten und einen schweren Niederschlag. Zeitschr. f. chom. 

 Apparatenkunde. Bd. 2, S. 37 (1907); Chem. Zentralbl. 1907, I, S. 770. 



=*) Joh. Thiele, Zur Kenntnis der ungesättigten Verbindungen, {"her das feste 

 Bntadiendil)romid. Liehig?, Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 308, S. 339 (1899). 



■») L. W. Buhneij, Ein Schüttelapparat für Silber-. Phosphor- und Magnesiabestim- 

 mung. Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 3, p. 594 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 521 

 (1911). 



'■•) Warmbrunn, Quilitz & Co., Schüttelapparat. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 679 (1912). 

 — Siehe auch: F. Hanfland, Neue Schüttelmaschinen. Chem.-Ztg. Bd. 32, S. 1213 (1908). 



^) Vgl.: F.W. iUnrichsen und R. Kempf, Zur Frage der Hydrierung des Benzols. 

 Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 45, S. 2106 (1912). 



