Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". (jß/^ 



Um dem inneren Gefäß größerer DewarschcY Kolben mehr Halt zu 

 geben, wurde vorgeschlagen, zwischen der inneren und äußeren A\'andung 

 am Boden oder in seiner Nähe Zwischenlagen anzubringen ') oder Glas- 

 stege an die Behälterwandungen anzuschmelzen. 2) 



Um die Bruchgefahr zu vermindern, sind ferner aus Porzellan 

 doppelwandige Vakuumgefäße (von 2 1 Fassungsvermögen) hergestellt 

 worden, die namentlich dem Bahnversand von flüssiger Luft zu diciicn 

 berufen sind. 3) 



In einem zylindrischen vierwandigen Vakuumgefäß (aus Glas und 

 unversilbert) betrug die Temperaturzunahme eines auf zirka — 140" abge- 

 kühlten Pentan-Kältebades (siehe unten, S. 684/5) Ix'i luhigem Stehen etwa 

 l" in 3 Minuten. 4) 



Mit einfacheren Mitteln als mit Hilfe der immerhin teuren und zer- 

 brechlichen Dewar^chen Gefäße lassen sich gute Isolationen gegen Wärme- 

 ausstrahlung in folgender Weise erreichen. ^) Man benutzt gewöhnliche 

 einfache Glasgefäße und verpackt sie in reine, trockene Wolle, wie 

 man sie leicht als Abfall aus einer Kammgarnspinnerei erhalten kann. 

 Um alle Motten und deren Eier zu töten, kann man die Wolle in einem Luft- 

 bade bei 100" trocknen. Vergleichende Versuche ergaben, daß reine trockene 

 Wolle oder Eiderdaunen so gute Isolatoren sind, daß sie wahrscheinlich 

 nur von den besten Detvarsclwn Röhren im Wärme-Isolierungsvermögen 

 erreicht werden, hingegen die gewöhnlichen käuflichen Röhren wesent- 

 lich übertreffen. — 



Um zu verhindern, daß der Stickstoff aus flüssiger Luft allein ab- 

 destilliert und deren Temperatur somit auf den Siedepunkt des Sauer- 

 stoffs (—184") ansteigt ö), kann man das von Stock und Nielsen') emp- 

 fohlene Einblasen von Wasserstoff vornehmen. Jedoch ist diese Methode 

 mit einigen Übelständen verknüpft. Sie ist zwar sehr wirksam, indeui 

 durch die beschleunigte Verdunstung eine starke Abkühlung erreicht wird, 

 aber auch mit einem großen Verlust von flüssiger Luft vei-bumlcn. weil 

 der ca. 200" wärmere Wasserstoff erst auf ihre Kosten abgekühlt werden 

 muß, ehe er zur Wirkung gelangt; ferner findet auch trotzdem ein 



') L. Haege, Herstellung doppelwandiger sogenannter Dcirar^cWv Flaschen mit 

 Zwischenlagen zwischen der inneren und äußeren Wandung am Boden oder nahe dorn 

 Boden. D. R.-P. 220.533; Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 257 (1910). 



^) Vgl.: O.Ä.Boehm, Detvarsches Gefäß. österr.Pat.-Anm.4477; Chem.-Ztg. Bd. 34, 

 Rep. S. 257 (1909). 



^) E. Beckmann , Porzellanvakuumgefäß für flüssige Luft. Zeitschr. f. angcw. 



Chemie. Bd. 22, S. 673 (1909). 



*) E. Erdmann und H. StoUzenherg , Gasanalyse durcli Kondonsation. Bor. d. 



Deutsch, ehem. Ges. Bd. 43, S. 1704 (1910). 



5) W. Hempel, Über das Arbeiten bei niederen Temperaturen. Ber. d. Deutsch, 

 ehem. Ges. Bd. 31, S. 2994 (1899). 



®) Vgl.: Franz Fischer nnd V. Froboese, Über die fraktionierte Kristallisation und 

 das Atomgewicht des Argons. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 44, S. 94 (1911). 



') Ä. Stock und C. Nielsen, Über Mischungen von flüssigem Sauerstoff und Stick- 

 stoff. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 39, S. 3394 (1907). 



