Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriunistechnik''. 



689 



größeriiden Gasstrom. Diese Forderung erfüllt der Mek cr-li r e n n e r i) ( Hg. 238), 

 der daher die innigste Mischung des Gases mit der Luft bewirkt und in dieser 

 Beziehung den Ttr/?/ -Brenner noch übertrifft 2) (vgl. hierzu Fig. 2:)9). 



Um auf bequeme Weise eine bestimmte Heizwirkung mit einem 

 Bunsenbrenner erzielen und die Einstellung dazu stets wiederfinden zu 

 können, wurde am Hahn des Brenners ein über einer Skala spielender 

 Zeiger angebracht, der es ermöglicht, sowohl die zugeiuhrte Gas- wie Luft- 

 menge stets in gleicher, behebig bestimmter Stiirke zu dosieren, s) Hat 

 man z. B. mit diesem Brenner einmal auspi'obiert, welche Zeigerstellnngen 

 den einzelnen Temperaturen, die in einem bestimmten Trockenschrank sich 

 bei verschiedener Flammenhöhe einstellen, entspre- 

 chen, so ist das Einregulieren des Luftbades auf Fig.-.io. 

 eine bestimmte Temperatur stets mühelos zu er- 

 reichen. Vorausgesetzt ist dabei aUerdings, daß 

 der Druck in der Gasleitung konstant bleibt, Avas man 

 erforderlichenfalls durch Einschaltung eines Druck- 

 regulators*) erreicht (vgl. auch Bd. I, S. 66). 



Von den vielen schon vorgeschlagenen Spek- 

 tralbrennereinrichtungen sei auf eine besonders 

 einfache und wirksame Konstruktion aufmerksam 

 gemacht^) (Fig. 240). Ihr großer Vorzug vor an- 

 deren Spektralbrennern besteht darin, daß der 

 Flamme das Salz von innen zugeführt wird. Jede 

 Abkühlung der Flamme durch Wärmeableitung 

 nach außen ist dadurch vermieden. Was durch den 

 das eiserne Schälchen tragenden Draht an Wärme 

 abgeleitet wird, bleibt im Brennerrohr und kann (' 

 nur eine fiii- die Flammentemperatur günstige Vor- 

 wärmung des Gases zur Folge haben. Bezüglich der 

 bewährten Spektralbrenner nach Beckmann^) sei 

 auf die Literatur verwiesen (siehe auch dieses Hand- 

 buch, Bd. V, 2. Teil, S. lOöIff.). 



d: 



'C::;;.: 



---'-N, 



Spektralbrenuet-Einsatz nach 

 Precht. 



') D. R.-P. 159.981 ; vgl. den Prospekt der Firma P. F. Diijardin d: Co., Düssel- 

 dorf, über Gasbrenner und Gasöfen für hohe Temperaturen nach Mckrr. 



-) H. Stracke, Altes und Neues vom Bunsenbrenner. Chem.-Ztg. Bd. 36, S.5(33 (1912). 



*) L. Schmitz, Gasbrenner mit genau einstellbarer Regulierung für Gas- und Luft- 

 menge. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 11 (1910). 



*) Vgl. z.B.: A. Martois und M. Giith, Das köuigl. Materialprüfungsamt der 

 Technischen Hochschule Berlin. Berlin (Jul. Springer). 1904, S. 219. — i". H. Collins, 

 Vorrichtung zur Erzielung eines gleichmäßigen, einstellbaren Gasstromes und ein emp- 

 findlicher Thermostat. Chem. News. Vol. 105. p. 244 (1912); Chem.-Ztg. Bd. 36. l{ep. 

 S. 365 (1912) und Zeitschr. f. Instrumontenkunde. Bd. 32. S. 305 (1912). 



5) J. Precht, Spektralbrenner-Einsatz. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 67 (1910). 



^) Siehe z. B.: E. Beckmann, Färben von Elammcn für das analytische Traktikiim. 

 Zeitschr. f. augew. Chem. Bd. 20, S. 561 (1907). — Derselbe, Analysenbrenncr aus Por- 

 zellan. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 25, S. 1515 (1912). — Derselbe, Natriumlampea 

 für Polarisation. Ber. d. Deutsch, chem. Ges., Bd. 45, S. 2523 (1912). 



Abderhalde-n, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. _j^ 



