696 



Richard Kompf. 



2. Therm oroiiulatoron. (S. 65 — 68.) 

 a) Therraoregulatoren für Bäder, die mit Gas geheizt werden. 



Für doppehvandige , mit Wasserdampf ül)er 100" zu erhitzende 

 Troekenschränke wurde ein Thermoref^uhitor konstruiert, der direkt in 

 den Fuß des Brenners ein<iebaut ist, und der durch den Dampfdruck des 

 Wasserdampfs betätig:t wird: übersteigt der Daiii|)fdruck die gewünschte 

 Höhe, auf die der Apparat eingestellt ist. so drückt ei- in einem U-lJohr 



Fig. 248. 



Fig. 249. 



Thormostaten-Luftbad mit (ilühlampcnheizung nach Ilinifltnul. 



'l'hnrnioregulator für Gasheizung iiacli 

 Poetsclike. 



eine Quecksilbersäule gegen die Brennerdüse so dicht heran, daß der Gas- 

 strom gehemmt wird und die Temperatur wieder sinkt, i) 



(ieiiuu dasselbe Prinzip, nur daß an Stelle des Wasserdampfes die 

 durch die Wärme ausgedehnte Luft auf das Quecksilber in dem einen 

 Schenkel eines U-Kohrs drückt, in dessen anderen Schenkel der Gassti'om 

 vom Quecksilber mehr oder weniger freigegeben wird , befolgt der in 

 Fig. 249 abgebildete Thermoregulator. -) A ist das mit Luft gefüllte Ge- 

 fäß, gleichsam ein Luftthermometer; es wird in den zu erwärmenden 

 Raum eingesetzt. Um den Apparat einzustellen, heizt man das betreffende 

 Bad an und läßt von Zeit zu Zeit durch den Hahn /> die sich ausdehnende 

 Luft entweichen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, dann wird 



') F. Hanfland, Ein sich selbst regulierender Gasbiciiiier. Chem.-Ztg. Bd. 35, 

 S. 669 (1911). 



■) F. Poetschke, Ein neuer Thermoregulator mit (iasheiziing. Journ. Amcr. Chem. 

 Soc. Vol. 31, p. 1218 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 9 (1910). 



