Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstecbnik". 697 



•er geschlossen. Steigt die Badtemperatur noch höher, dehnt sich die Luft 

 also noch weiter aus, so hemmt das im anderen Schenkel des U-Rohrs 

 emporsteigende Quecksilber den Gasstrom, der schließlich nur noch durch 

 die kleine Öffnung G fließt, so daß die Heizt'lamme nicht gänzlich erlischt. 

 Dank dem hohen Ausdehnungskoeffizienten der ( Jase arbeitet der Apparat 

 sehr genau, aber natürlich nur . solange, als der äußere atmosphärische 

 Luftdruck konstant bleibt. 



Ein elektromagnetischer Thermoregulator mit Toluol als Thermo- 

 meterflüssigkeit, der von Hohn^) vorgeschlagen wurde, wirkt in folgender 

 Weise: Ist die Temperatur des Luftbades zu hoch, so steigt der Queck- 

 silberfaden im Toluolregulator und schließt dadurch einen elektrischen 

 Strom, der das in Fig. 250 dargestellte Ventil betätigt. Dieses besteht aus 

 einer elektromagnetischen Spule, in deren Innern sich ein zum Teil mit 

 Quecksilber gefülltes Gefäß befindet. Auf dem Quecksilber schwiniiiit ein 

 Eisenkern, der durch das gläserne (xaszuführungsrohr in 

 vertikaler Stellung lose gehalten wird (vgl. die Abbildung). Fig. 250. 



Sobald nun ein Strom durch die Spule geht, wird der Eisen- 

 kern nach abwärts gezogen, das Quecksilber steigt empor 

 und verschließt das Rohr und damit den Gasstrom. — Eine 

 ähnliche elektrische Thermostatenreguherung wurde von 

 DoJezalek'^) angegeben. Bei dieser Anordnung besorgt ein 

 in einem Kapillarrohr beweglicher Quecksilberfaden Strom- 

 schluß und L^nterbrechung für ein Relais, mittelst dessen 

 die Gaszufuhr elektromagnetisch reguUert wird. ^ , 



Ebenfalls elektromagnetisch werden die von Jaule 3), ■v |^j wZ'^'x^ 

 von Jahn *) und von Morgan ^) angegebenen Thermoregu- ^^^^^^^ 



latOren betätigt. Ventil des elektio- 



Auch die Unzahl der gewöhnlichen Quecksilber- "g^J^törs^D^hHa""! 

 regulatoren für Gasheizung sind um weitere Neukonstruk- 

 tionen noch vermehrt worden.*^) Bei ausgedehnteren Dauerversuchen 

 und großen Anforderungen an stetige Genauigkeit sind diese Typen nicht 

 gut verwendbar, da bei Temperaturen über oO" ein langsames Verdampfen 

 des Quecksilbers stattfindet, was mit der Zeit ein Steigen der Einstellungs- 



*) 0. Hahn, Beiträge zur Thermodynamik des Wassergases. Das Gleichgewicht 

 COj-f H, = CO-t-H,0. Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 44, S. 525 (1903). 



-)' F. Dolezalek, Beiträge zur Theorie der Dampfspannung homogener Gemische. 

 Zeitschr. f. physik. Chem. Bd.^26, S. 326 (1897). 



3) Siehe: G. Jayi'f, Neuer elektromagnetischer Thermoregulator. Bull. Soc. Pharm. 

 Bordeaux 1910, p. 163; Ghem.-Ztg. Bd. 34. Rep. S. 377 (1910). 



•*) Sf. Jahn, Über eine elektrische Thermostatenregulierung. Zeitsohr. f. Elektro- 

 chemie. Bd. 16, S. 865 (1910). 



=) J. Livingston R. Morgan, Ein einfaches Bad für konstante Temperatur zum 

 Gebrauch sowohl oberhalb als auch unterhalb Zimmertemperatur. Zeitschr. f. physik. 

 Chem. Bd. 78, S. 123 (1912). 



^) Siehe z.B.: F.Friedrichs, Thermoregulator. Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 36, 

 S. 674 (1897). — Chr. Koh d- Co., Gas-Thermoregulator. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 1152 {1910'. 

 — A. Slator, Gasregulator für Thermostaten. Journ. Soc. Chem. Ind. ^'ol. 30, p. 61 (1911). 



