698 



Richard Kempf. 



tPinperatur zur Folge hat. In solchen Fällen eignen sich besser die Metall- 

 regulatoren. Diese stehen den (,)iiecksill)erregiil;iforeii zwar an (ienaiiigkeit 

 nach, können aber auf l)eliel)ig hohe Temperaturen erhitzt werden, ohne 

 dali sich die einmal eingestellte 'J'emperatur mit der Zeit verschiebt. ' ) 

 h) Thermoregulatoren für elektrisch geheizte Bäder. 

 Die soeben erwähnten, für (Gasheizung berechneten, aber elektrisch 

 betriebeneu Thermoregulatoren sind natürlich auch leicht für elektrisch 

 geheizte Bäder zu verwerten. Ferner sind einige mit elektrischen (ilüh- 

 lampen geheizte Thermostaten, bei denen der elektrische 

 Flg. 251. Strom sich nach Bedarf automatisch öffiu't und schließt, 



bereits oben erwähnt worden (S. 695). 



Eine ebenfalls für elektrisch geheizte Luftbäder vor- 

 geschlagene Konstruktion bedient sich des rrinzijjs der 

 (Gasthermometer: ein eingeschlossenes \'olum Stickstoff ver- 

 schiebt bei Temperaturänderungen in einer (ilaskapillare 

 einen (.^)uecksilberfaden, der dui-ch Öffnen und Schließen 

 eines Relais den elektrischen Heizstrom des Luftbades in 

 gewünschter Weise reguliert. Das Prinzip ist also dem 

 des oben erwähnten ( lasregulators (vgl. Fig. 249) sehr 

 ähnlich. Ein derartiger Regulator vermag Temperaturen 

 zwischen 800" und 900° über Zeiti-äume von mehi'eren 

 "Wochen innerhalb P konstant zu halten. 2) Für niedrigere 

 Temperaturen (etwa von r>0 — 100") eignet sich der in 

 Fig. 251 abgebildete Thermoregiüator 3) für elektrisch ge- 

 heizte Bäder. Die in dem zylindrischen (lefäß c befindliche 

 Membran l> wird durch den stärkeren oder geringeren 

 Druck des Dampfes einer im (Jefäße r enthaltenen niedrig 

 siedenden Flüssigkeit je nach der Temperatur mehr oder 

 weniger zusammengedrückt ; hierdui'ch wird ein so schnelles 

 Steigen oder Sinken der (.Quecksilbersäule und des Schwim- 

 mers i bewirkt, daß schon die geringsten Temperatur- 

 schwankungen, etwa Vö" ^^ genügen, um den elektrischen 

 Heizstrom ein- oder auszuschalten. Bei 7 und h wird (b'r 

 elektrische Strom angeschlossen und mittelst der Mikio- 

 meterschraube .s der Apparat eingestellt. 



3. Öfen. (S. 68—72.) 

 a) Mit Gas zu heizende Öfen: 



Thermoregnlator für 

 elektrisch geheizte 

 Bäder nach Muencke. 



•) Vgl.:PofZa, Thermostat für refraktometrische Bestimmungen. Chem.-Ztg. Bd. 35. 



S. 1382 (1910). 



*) M. Bodensfein und F. Kranenclierk, Ein Tliormoregulator für elektrische 

 Widerstandsöfen. Zeitschr. f. Elektrucbem. Bd. 18, S. 417 (1912). — Vgl. auch: M. Jiodcn- 

 stein und W. Pohl, Gleichgewichtsmessungen an der Kontaktschwefelsäure. Ebenda. 

 Bd. 11, S. 376 (1905). 



*) R. Muencke, Thermoregnlator für elektrische und Gasheizung. Chera.-Ztg. Bd.3(i, 

 S. 659 (1912). 



