Ergänzungeu zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". (599 



Zum Heizen von Röhren bis auf etwa ööO*" bei ,<>nter Temperatur- 

 konstanz wurde ein Gasofen angegeben, dessen Temperatur mittelst eines 

 sehr langarmigen Zeigerhahns genau einstellbar ist.') 



Zur Erzielung höherer Temperaturen (über 1300") ist ein praktischer 

 Gebläse-Gasofen angegeben worden, dessen innere Teile größtenteils aus 

 Magnesia bestehen. 2) Bis zur ' Platinschmelzhitze (über ITOO") gelangt 

 man bei xVnwendung von Preßluft mit besonders sorgfältig durchkon- 

 struierten Gasöfen. ^) 



h) Elektrisch zu heizende Öfen: 



Zur Herstellung von Temperaturen, die 1000" erhol)lic]i übersteigen, 

 dürfte die elektrische Heizung unbedingt den Vorzug verdienen, nament- 

 lich wenn es sich um kleine Apparate und kleine Massen, die erhitzt 

 werden sollen, handelt. *) 



Die Zahl der neu vorgeschlagenen elektrischen Laboratoriumsöfen ist 

 erstaunlich groß; hier können nur einige wenige kurz Erwähnung finden. 



Ein Ofen mit Widerstandsmaterial aus einem Gemisch von klein- 

 stückiger Kohle mit Magnesia erlaubt Korundschmelzhitze zu erzeugen. &) 

 Nach vorangeo-angenem Anheizen nimmt der Ofen ohne Schaden etwa 

 8 Kilowatt, d. h. 100 Amp. X 80 Volt. auf. Betreffs der ähnlichen Kryptol- 

 und Silundum-Öfen sei auf die Literatur verwiesen.") 



Als Widerstandsmaterial für elektrische Öfen sind ferner in Anwen- 

 dung gekommen: Wolfram^), ..Kalorit'- s), Molybdän»), NickeP"). 



1) M. Le Blanc und E. Plaschke, Über die Darstellung von Formaldchyd aus 

 Methylalkohol nach dem Kontaktverfahren. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 48 (1911). 



^) W. Pip, Zwei neue Laboratoriumsöfeu für hohe Temperaturen. Zeitschr. f. 

 Elektrochem. Bd. 16, S. 664 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 516 (1910). 



^) Vgl. im übrigen: Heinecke, Versuchsöfen für Laboratorien mit tiasheizung und 

 Preßluft. Keram. Pxundsch. 1911, S. 2; Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 438 (1911). — 

 Chem.-Ztg. Bd. 3G, Rep. S. 21 (1912). 



*) Vgl.: W. Hempel, Erfahrungen mit elektrischen Öfen. Zeitschr. f. angew. Chem. 



Bd. 23. S. 289 (1910). 



^) W. Pip, Zwei neue Laboratoriumsöfen für hohe Temperaturen. Zeitschr. f. Elek- 

 trochemie. Bd. 16. S. 665 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 516 (1910). 



«) Siehe darüber z. B.: W. Hempel, 1. c. — Vgl. auch u. a. : J. H. Goodwin, Elek- 

 trischer Widerstandsofen für das Laboratorium. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 43(> 

 (1911); 0. Büß', Über das Schmelzen und Verdampfen unserer sogenannten hochfeuer- 

 festen Stoffe und über das Eisen-Kohlenstoffsystem. Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 6.")0 (1911). 



') H. Leiser, Die Industrialisierung des Wolframs. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 702 (1911). 

 — C. G. Fink-Harrison, Neue Anwendungen von duktilem Wolfram. Chem.-Ztg. Bd. 36. 



S. 1144 (1912). 



*) Eine Legierung von Nickel, Chrom, Mangan und Eisen. Vgl.: S. A. Tucker, 

 Elektrischer Röhrenofen mit Kaloritwiderständen für Laboratoriumsgebrauch. Chom.-Ztg. 



Bd. 35, S. 578 (1911). 



8) R. Winne und C, Dantziger, Zwei einfache elektrische Ofen für Laboratoriums- 

 arbeiten. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 1437 (1911). 



i») M. Le Blanc, Widerstandsöfen mit elektrisch geheiztem Nickeldraht. Zeitschr. 

 f. Elektrochem. Bd. 15, S. 683 (1909); vgl. auch die folgende Diskussion des 

 Vortrags. — R.Lorenz und G. r. Hevesi/ , Widerstandsöfen mit elektrisch geheiztem 



