704 Ricliard Kcmpf. 



VII. Temperaturmessung. (\'gl. S. 88—94.) 



Über die lu'utiyen Fehlergrenzen bei der Messunj^- höherer Tenipe- 

 laturen wurden folgende Angaben gemacht. Die Mindestfehler bei exakten 

 Messungen betragen ctwai): 



zwischen 0« und 100« ± 00020 zwischen 1100" und 1550« ± 2^ 

 „ 100» ,, 300» ± 0-05« „ 1550° „ 1750« ± 5« 



„ ;;oo« .. 1000« ± o-8« 



1. Flüssigkeitsthermometer. (S. 88 — 91.) 



Für genaue Messungen kann man sich eines guten, kalibrierten 

 /^Jt-cA-wo// //-Thermometers bedienen, mit dem man bei einiger Übung eine 

 Genauigkeit von etwa l«/oo erreichen kann.^) — 



Der Haui)tvorzug der Thermometer aus Quarzglas besteht außer 

 in ihrer T^H('in])fin(lliclikeit gegen schroffen Temperaturwechsel und ihrem 

 Ertragen hoher Tempei'aturen dai'iu. daß der Eispunkt nicht ansteigt, wie 

 es bei den gewöhnlichen (rlastheiniometern infolge thermischer Nachwir- 

 kung ») usw. stets der Fall ist.*) 



Bei der Messung sehr tiefer Temperaturen liefert nach 'r'ninmrnhans^y 

 das Toluolthermometer genauere Resultate als die mit Alkohol. Schwefel- 

 kohlenstoff oder Pentan gefüllten. — Thalliu m-anialgamthermometer 

 sind bis — 60« brauchl)ar.' ) 



Bezüülich der Prüfunu' von Laboratoriumsthermoinetern durch die 

 l'hysikal.-Technische Reichsanstalt in Charlottenburg siehe die 

 Literatur. ' ) 



2. Gasthernio Mieter. (S. 91.) 



Zur Füllung von (lasthermonietern bemitzt man meistens Stickstoff, 

 das selbst bei 1600" keine Unregelniäriigkeiten in der Ausdehimng oder 

 Neigung zur Dissoziation zeigt.^) Als Tliermometergefäl) kommt nur Me- 

 tall in Betracht, z. B. eine Platinlegierung mit 20«/o Rhodium; Iridium 



') A. Daii , Die Messung hoher Teinporatnrcii und ihre FchlergrcMizen. Met. and 

 Chem. Eng. Vol'. 8, p. 2fi0 (1910); Chem.-Ztg. Kd. 34. Rep. S. 401 (1910). 



-) E. lieckmcniii, Modifikationen des Thermometers für die Bestimmung von Mo- 

 lekularL'-owichten und kleinen Temporaturdifforeiizen. Zeitsehr. f. physik. Cl)om. Bd. 51, 

 8.359(1905). — Siehe auch: W. Ä. lioth, Zur Thermochemie organischer Körper. Zeit- 

 schrift f. Elektroch. Bd. 17, S. 789 (1911). 



3) Vgl. z. B.: F. AUihn, Über das Ansteigen des Eispunktes bei Thermometern 

 aus Jenaer Xormalglas. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 1301 (1909). 



■«) A. A'»/(«, 'Fabrikthermometer aus Quarzglas. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 339 (1910). 



^) J. Thnmernians, Über den Gefrierpunkt organischer Flüssigkeiten. C;hem.-Ztg. 

 Bd. 35, S. 881 (1911). 



") Mc Intosh und d. Jolinso/i, Bericiit iilier Amalgamthermometer. Journ. Amer. 

 Chem. Soc. Vol. 34, p. 910 (1912); Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 589 (1912). 



') Siehe z. B.: H. F. Wiche, Die Prüfung von Laboratoriumsthermometern. Chem.- 

 Ztg. Bd. 36, S. 1192 (1912). 



*) A. L. Da;/, Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Gasthermometer. Chem.- 

 Zeitung, Bd. 35, S. 745 (1911). — Vgl. auch: W. Bürger, Die Messung hoher Tempera- 

 turen. Elektrochem. Zeitsehr. Bd. 17. S. 309 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 557 (1911). 



