Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechuik". 705 



eisiiiet sich nicht für Iiohe Tcinpcratureii. Quarzj^las verti'ü^t längere Zeit 

 hindnrch keine Temperaturen oberhall) 1100" (vgl. oben, S. 684/5)'). 



Um die Diffusion des betreffenden Thermometergases durch dii' (Ic- 

 fäßwandung zu verhindern, den mechanischen Druck abzuschwächen und 

 die Empfindhchkeit zu erhöhen, trifft man die Einrichtung, daß Thernio- 

 meterraum und Heizschhmge sich zusammen in einer luftdicht schlieiien- 

 (len l)Ombe l)efinden. Es läßt sicii auf diese Weise erreichen, daß der Gasdi'uck 

 außerhalb und iunerhali) des Thermonu'tergefäßes gleich ist.') Als .Maiionu'ter 

 benutzt man ein offenes U-Rolii'. dessen kapillare \'erl)indung mit dem 

 Tliermometergefäß so eng ist, daß Beobachtimgsfehler ausgeschlossen sind. 



Gastliermometer mit Stickstoff-Fidlung und einem Platin-Rhodiumiicfäß 

 (80^0 rt, 20o/o I^h) sind bis zu 1600" für sehr genaue Messungen i)rauch- 

 bar und können u. a. zur Aichung von elektrischen Pyrometern dienen.-) 

 Für Gasthermometer mit Quarzglasgefäß ist nur Stickstoff als Fidlung 

 geeignet. Helium ist dazu ebensowenig wie Wasserstoff lu'auchbar. weil 

 diese (lase bei höheren Temperaturen durch Quarz diffundieren.^) (vgl. 

 oben, S. 635 — 636.) 



3. Elektrische Thermometer. (S. 91 93.) 

 Oberhalb des Silberschmelzpunkts (961") ist Temperatui-messuiig 

 mittelst T h e r m e 1 e m e n t e n bequemer als mit W i d e r s t a u d s p y r o m e t e i- n : 

 Die elektrischen riatin-Widerstandsthermometer unteiiiegeii l>ei höheren 

 Temperaturen zunehmenden A'eränderungen . die man vermindern, aber 

 nicht beseitigen kann, wenn man das Pyrometei- mehrere Stunden einei' 

 höheren Temperatur aussetzt, als die ist, bei dei- die nachfolgenden Mes- 

 sungen stattfinden sollen.*) 



Das thermoelektrische Pyrometer Le Chafdiers war das ei'ste Instru- 

 ment, das erlaubte, Temperaturen bei Weißglut zu messen. ■•) Für hohe 

 Temperaturen bis 1600" eignet sich ein Platin-Thermoelement (Platin +100/0 

 Pihodium), für niedere Temperaturen ein Kupfer- Konstautan-Thermoelemeiit.«) 

 Neue Formen von Platin-Widerstandsthermometern gaben Sh-m'') 



') A. L. Bau, loc. cit. 



2) Vgl darüber z.B.: R.Marc, Referat über die bis zum Jahre 1911 aus dem 

 Geophysical Laboratory, Carnegie Institution in Washington, hervorgegangenen Arbeiten. 

 Zeitschr. f. Elektroch. Bd. 18, S. 4 (1912). , „ ,. , ,. 



3) A Tacquerod und F. L. Perrot, Über die Anwendung des Heliums als thernio- 

 metrische Substanz und seine Diffusion durch Quarz. Comptes reudus de TAcad. des 

 sciences de Paris. T. 139, p. 789 (1904); Chem. Zentralbl. 19n.M, S. 8. _ 



*) C. W. \Va>d>ier und G. K.Bwgess, Met. and Chem. hng. Vol. 8, p. m (l.Ud); 

 Chem.-Ztff. Bd. 34, Rep. S. 190 (1910). u •, ,• , ri ■ 1 .• i„ 



5) Siehe z.B.: K.Arndt, Die Anwendung der physikalischen Chemie in dci In- 

 dustrie feuerfester Erzeugnisse. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 213 (1911). , . , , ..„,., 



«) E.3farc, Referat über die bis zum Jahre 1911 aus dem (.eophys.cal Lal ma- 

 tory, Carnegie-Institut in Washington, hervorgegangenen Arbeiten. Zeitschr. f. Elektro- 



chemie. Bd. 1^8.^S. M1912^.^^^ neue Form des Platinwiderstandsthermometei-s und Mole- 

 kulargewichtsbesiimmungen in verdünnten Kaliumnitratschmelzen. Zeitschr. f. phys.k. 

 Chem. Bd. 65, S. 667 (1909). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. 40 



