14 



ßichanl Kenipf. 



des Filtrats ankommt, (IniTh Watte zu filtrieren. Man füfit in einen 

 Trichter zunächst eine kleine l(7//sche Filterplatte (Bd. 1. S. 10.'), Fig-. 20;i). 

 legt die Watte daiauf und bedeckt diese mit einer zweiten, größeren und 

 schwereren Filter|)latte. ') 



Die Schwierigkeiten, die sich beim Filtrieren von Kleiazetatlüsung. 

 Aluminium- und Eisenhydroxydniederschlägen, gelatinösen Stärkelösungen 

 u. dgl. ergeben, sollen sich überwinden lassen, wenn man einen Büchnertrichter 

 mit dopi)elten, naß angesaugten Filtrieri)apierscheiben versieht und dai'über 

 eine 1 — Vb mt dicke Schicht von säuregewaschenem, ausgeglühtem See- 

 sand anbringt.2) 



Fm ()l-\Vasser-Hmnlsionen zu trennen, tiltriert man durch eine Schicht 

 von amorphem Kalziumkarbonat. *) 



Um das Herausfallen der Asbestfüllung aus All i/i tischen Filtrierröhren 

 beim Tarieren zu vermeiden, wurden Röhren mit kleinen Wulsteindrücken 

 angegeben.*) Zu einem speziellen Zweck'') wurde ein A/li/nisches Filtrier- 

 rohr aus Kaliglas von 2 oh hchter Weite und :')0 '/// Länge mit einem 

 1 cnt starken Polster aus geschlämmtem, langfaserigem, leingezupftem As- 

 best versehen , dieser angesaugt und mäßig fest gestO])ft und durch Be- 

 decken mit einer (Glasperle gestützt. Dieses Filtrierrohr diente dann nach 

 dem Trocknen des Niederschlages gleich als Verbreuuuugsrohr für die 

 Elementaranalyse. 



Eine Verbilligung des XeHhaii(i--Tiege\s (vgl. Bd. I. S. 97 und lOö) l)e- 

 zweckt ein N'orschlag von linnick^), wonach in den Siel)boden eines ge- 

 wöhnlichen ^'oorÄ-Tiegels aus Porzellan eine Filterschicht porösen Platin- 

 schwammes fest eingebrannt wird. Der Tiegel verträgt Rotglut, ohne 

 Schaden zu leiden , vorausgesetzt . daß man ihn vorsichtig anwärmt. Die 

 Behandlung ist im übrigen die gleiche wie beim AV/^/>'?//^ /-Tiegel. 



Für Mikrofiltrationen empfiehlt es sich, ein Stückchen Platinblech 

 schalenförmig einzudrücken, es siebartig zu durchlöchern und mit Asbest 

 zu bedecken.^) Auch ein Platinfilterschwämmchen wurde zu dem gleichen 

 Zwecke empfohlen.^) 



Um trübe filtrierende Flüssigkeiten zu klären, eignet sich ein Zusatz von 

 Kieselgur. Dies bewährte sich z. B. bei der Beseitigung von Essigtrübungen.'') 



*) V. Heyr/endorff, loc. cit. 



-) //. Jinrand, loc. cit. 



^) E. Jlatschek, loc. cit. 



■•) W. Friese, Neuer Wägebock. — Verbesserte Allih}i?,c\\Q Röhre. Pharm. Zcn- 

 tralblatt. Bd. 50, S. 506 (1909); Chem.-Ztg. Bd. .3.3. Rep. S. 369 (1909). 



^) l'rcttncr, KohlenstoffbestimmmiLr im Stahl mittelst .(/////«scher Filtrierrohre. 

 Chem.-Ztg. Bd. .35, S. 578 (1911). 



«) O.Brunck, Ein neuer Filtriertiegel. Chem.-Ztg. Bd. 3.3. S. 649 (1909). 



') J. Donau, Über ein Filterschälchen zur Behandlung kleiner Niederschlags- 

 mengen. Chem.-Ztg. Bd. .34, S. 1213 (1910). 



") J. Donau, Weitere Versuche über die quantitative Behandlung kleiner Nieder- 

 schlagsmengen. Chem.-Ztg. Bd. .35, S. 1233 (1911). 



*) H. iViisfenfeld, Filtration trüber Essige mit Kieselgur. Deutsche Essigindustrie. 

 1911. S. 230; Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 439 (1911). 



