TU) 



Richard Kcmpf. 



Fi«. 267. 



geschliffene, umj^ekchrte Trichter .7 sor^t für gute Lage des Filtrierpapieres 

 lind verhütet ein Spritzen des zu filtrierenden Niederschlages an die Wände 

 ■des lüichnertrichters. Hei F. und am Stutzen von A bringt man ein l'hos- 



phori)ent()\ydrohr an. Ist die 

 v()llige Abwesenheit von Luft 

 erforderlich, so hntet man 

 durch K irgend ein indiffe- 

 rentes Gas ein. Kin ähn- 

 licher Ap|)arat, bei dem das 

 (mit Ilührer versehene) Re- 

 aktionsgefiil» oberhalb des 

 Filters angebracht ist. wurde 

 auch von anderer Seite voi'- 

 geschlagen.i) Einen prakti- 

 schen Apparat zum Filtrieren 

 bei — 78" und bei vollkom- 

 menem Abschluß von Luft- 

 feuchtigkeit gaben ferner Ktion-, lioiJic und J/rr- 

 bcck") an. Schon früher wurde eine ähnliche Filtrier- 

 vorrichtung, die gleichzeitig das Wägen des Nieder- 

 schlages erlaubte, von Utiß vorgeschlagen. ^^I 



d) Filtrieren in der Kälte und in der Hitze. (S. 99—102.) 



Zum (piantitativen Abfiltrieren im Goochtiegel 

 bei 0" dient der in Fig. 268 abgebildete Apparat.*) 

 Der eigentliche Trichter B. <ler mittelst der (lummi- 

 hüUe C den (iooclitiegel D trägt, ist in den gläsernen 

 ^lantel A bei G eingeschliffen. Die flache (ilasschale E 

 und der Kaum zwischen dem Mantel und dem Trichter 

 wird mit kleinen F'.isstückchen gefüllt. Der mit 

 Quet.schhahn versehene Abfluß F dient zum Ablassen des Schmelzwassers. 

 — Ganz ähnlich ist der nebenstehend abgebildete Apparat konstruiert») 

 (Fig. 2t)9) und die von Knorr, liotJu und Äccdicck'') angegebene Vor- 

 richtung, die gestattet, bei der Temi)eratur einer Äther-Kohlendioxyd- 

 mischung abzufiltrieren (vgl. oben). 



') .7. B. Fh-th und ./. E. Mi/rrs, Apparat zum Ausfällen. P'iltrieron und 'Procknon 

 iu einem inerten tiase. Chem.-Zttr. Bd. 35, S. ö4Ü (1911). 



-) L. Knorr, Studien über Tautomerie. IV. Mitt. : L. Knorr, 0. liothe und H. Avrr- 

 heck, Desmotropie beim Azetessigester. Ber. d. Deutsch, ehem. (ies. Bd. 44. S. 1144 (1911 ). 



') <>. lhtfl\ Katalytische Reaktionen. 1. Aluminiumclilorid. Her. d. Deutsch, ehem. 

 (.tCS. Bd. 34, S. 17.^6(1901). 



*) K. Serger, Ein neuer Eistrichter. Pharm. Zentralbl. Bd. 50, S. 641 (1909); 

 Chem.-Ztg. Bd. 33, Rep. S. 449 (1909). 



'"] A. Eifensfein und F. Zi/I'er, Apparat zum Filtrieren bei konstanter Temperatur. 

 Chem.-Ztg. Bd. 33, S. 1330 (1909). 



") L. Knorr, Studien über Tautomerie. IV. Mitt.: L. Knorr, (). Rothc und H. Atrr- 

 heck, Desmotropie beim Azetessigester. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 44, S. 1140 (1911) 



Filtrierapparat lür hygro- 

 skopische und luftempfind- 

 liclie Snh,?tauzen nach Steht 

 köpf. 



