Ergänzungen zur „Allgemeineu chemischen Laboratoriumstechnik". 



723 



Fig. 275. 



tlung- des Kolbenhalses eben unter dem Niveau der Flüssigkeit im Filter 

 steht. Zum Verschließen des Kolbens in dem Augenblick, wo man ihn umkchit, 

 kann man sich eines an einem gebogenen Draht befestigten Stopfens be- 

 dienen, den man nach dem Umkehren wieder herauszieht, oder eines mit 

 der Flüssigkeit gefüllten Platinlöffels od. dgl., mit dem man den schon um- 

 gekehrten Kolben während seiner Überführung in seine Betriebsstellung 

 verschließt. — Noch bequemer ist die ebenfalls schon von Bcrzelius ' ) ange- 

 gebene Methode, einen Scheidetrichter mit sehr weit gebohrtem Glashahn 

 als Reservoir für die Filtrier- oder Waschflüssigkeit zu benutzen. Man 

 läßt den Stiel des Scheidetrichters in derselben Weise, wie oben für den 

 Kolbenhals beschrieben, in die auf dem Filter befindliche Flüssigkeit ein- 

 tauchen, beschickt den Scheidetrichter dann mit der betreffenden Flüssig- 

 keit, schließt oben den Glasstopfen und öffnet den Hahn. Berzelius nannte 

 dieses Instrument Nachgießer und empfahl es als unschätzbar wegen 

 der Ersparung an Zeit und Aufsicht. Langsame 

 Filtrationen gehen mit seiner Beihilfe Tag und Nacht 

 fort. Dieselbe Vorrichtung für den Gebrauch am Gooch- 

 tiegel wurde vor kurzem wiederum als neu vorgeschlagen. ^) 

 An Stelle eines Scheidetrichters der gewöhnlichen Art 

 kann man mit Vorteil eine dem Bulkschen Tropftrich- 

 ter'') (vgl. oben S. 664) nachgebildete Vorrichtung*) be- 

 nutzen, die man sich leicht selbst zusammenstellen kann 

 (Fig. 275). Man bringt den zylindrischen Behälter, der die 

 zu filtrierende Flüssigkeit oder das Waschwasser enthält, 

 so über dem Filter an, daß seine untere Öffnung etwas 

 unterhalb des Filterrandes endigt. Der Stopfen Ä wird 

 durch einen luftdicht, aber vertikal verschiebbar in den 

 oberen Stopfen eingesetzten Glasstab betätigt. Der seit- 

 liche Tubus dient zum Füllen und eventuell Nachfüllen 

 des Gefäßes. Ebenfalls auf demselben Prinzip beruht die 

 in Fig. 276 abgebildete automatische Filtriervorrichtung s), 

 die ein besonders sauberes Arbeiten gestattet und daher 

 auch für die quantitative Analyse geeignet ist. 



Die bisher besprochenen automatischen Auswaschvorrichtungen haben 

 für den Austritt der Flüssigkeit und den Eintritt der sie ersetzenden Luft 



Vorrichtung zum 



koDtinuierliohfn 



Filtrieren von 



Flüssigkeiten nach 



Fitzgerald. 



^) J. J. Bcrzelius, 1. c. S. 27ü. 



^) D. B. W. Alexander, Anordnung für Filtration bei konstantem Niveau. Jouru. 

 Amer. Chem. Soc. Vol. 31, p. 1052 (1909); Chem:-Ztg. Bd. 33, Rep. S. 561 (1909). 



■^) C. Bulk, Über einen einfachen Scheidetrichter. Ber.d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 9, 



S. 1898 (1876). 



^) W. P. Fitzgerald, Vorrichtung zum kontinuierlichen Filtrieren von Flüssig- 

 keiten. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 31, p. 839 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 33. Rep. S. 449 



(1909). . ,. . 



*) H. Leiser, Neuerungen in Laboratoriumsapparaten. II. Selbsttätiger tiltncr- 



trichter für die quantitative Analyse. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 20. S. 999 (1907). 



46* 



