Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik''. 727 



hält die Waschflüssigkeit. Auf dem oberen Trichter ruht die zu wasclicnde 

 Substanz. Das Ablauf rolir des unteren Trichters ist mit einem Stojjfen 

 verschlossen, durch den ein kleines Siphonrolir aus (;ias hindurchfiilirt. 

 Das Lultzuführungsrohr der Mariofteschen Flasche endet auf dem 

 Grunde dieses zweiten Trichters einige Millimeter oberhalb der Mündung 

 des kleinen Siphonrohrs. Der ■ Fassungsraum der beiden Trichter ist 

 genau gleich groß. Der Apparat betätigt sich nun folgendermalien: Die 

 ersten Mengen des aus dem oberen Trichter ablaufenden Waschwassci-s 

 sammeln sich in dem unteren Trichter an und verhindern den Luftzutritt 

 zur Mariofteschen Flasche, so daß der Abfluß aus diest-r zum Stillstand 

 kommt. Allmählich steigt die Flüssigkeit im unteren Trichter an. erreicht 

 das Abflußsiphonrohr und wird abgehebert. Hierdurch ist der Luftzutritt 

 zur 3Iarioffesc]ien Flasche frei geAvorden und der obere Trichter, der zu 

 demselben Zeitpunkt gerade leer gelaufen ist, füllt sich mit einer neuen 

 Portion frischer Waschflüssigkeit, worauf das Spiel von vorn anhebt. — 

 Zum automatischen Auswaschen von Niederschlägen eignen sich ferner 

 alle die Extraktionsapparate (Soxhlet usw.), die zum selbsttätigen Extra- 

 hieren fester Körper durch Flüssigkeiten dienen (siehe weiter 

 unten den Abschnitt: ,. Selbsttätige Extraktion von festen Körpern" und 

 Bd. I, S. 182). 



4. Filtrieren unter Druck, Auspressen von Niederschlägen. 



(S. 111—112.) 



Eine kleine tragbare Presse, speziell zur raschen Herstellung von 

 Gevvebesäften in der Kälte, wurde von de Bty-Paifhade^) angegeben; sie 

 liefert mittelst beweglicher Scheiben klaren Fleischsat't im halben (icwiclit 

 der gestreiften Muskeln. — 



über die Gewinnung ätherischer Öle durch Pressung von Pflanzen- 

 teilen vgl. K. Bart elf, dieses Handbuch, Bd. H, S. 992. 



IL Trennen auf Grund verschiedenen spezifischen Gewichtes. 



(Vgl. S. 112—121.) 

 1. Dekantieren und Abhebern. (S. li;V- llö.) 



Eine neue Form eines Erlenmeyerkolbens^) zeigt Fig. 282. Ähnlich 

 wie der Bolton-lvolhcn (Bd. I, S. 114, Fig. 229 und 230) eignet er sich zum 

 Dekantieren, ferner treten beim Durchleiten von (iasen dinch Flüssigkeiten 

 nicht leicht Verluste durch Verspritzen ein. — 



Von der Unzahl neu vorgeschlagener Heber seien hier nur 

 einige wenige sinnreiche Konstruktionen angefidirt, die von prakti- 



^) de Bcii-Paühade , Presse zur Herstellung von Gewcbssäftcn nach A. Petit. 



Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 756 (1911). 



-) E. Herzka, Analysenkolben. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. '.HS (15)10). 



