730 



Hioliurd Ki'mpf. 



dieren'): nach dem Sduittelii und /entrifugieren der FlüssijL^keit befindet 

 sich der amorphe Kohlenstoff getrennt vom graphitischen Kohlenstoff in der 

 oberen Schicht und kann so isoliert und eventuell quantitativ bestimmt werden. 



Als ein sehr geeignetes Mittel zur Trennung von Salzen. Kohlen- 

 hydraten und P^iweilikörpern im entfetteten Trockenrückstand von 

 Blut. Milch. Harn, (lalle od. dgl. hat sich IJromoforra (spez. Gew. 2'9) oder 

 Methylenjodid (spez. (tew. oß) erwiesen.-) Die meisten der den physio- 

 logischen Chemiker interessierenden Substanzen sind spezifisch leichter 

 als Bromoforra, Eisensalze und einige Kalziumsalze schwerer. Durch Ver- 

 diinnen von Bromoform oder Methylenjodid mit Toluol oder Xylol kann 

 man sich eine lückenlose, fein abgestufte Skala von Flüssigkeiten zwischen 

 den spez. (iew. 3-3 (Methylenjodid) und 0-7 (Xylo)) herstellen. Kleinere 

 Änderungen im spezifischen Gewicht der Flüssigkeiten bewirkt man am zweck- 

 mäßigsten durch Änderungen der Temperatur. Nach dieser Schlämmmethode 

 gelingen sogar (luantitative Trennungen, z. B. von Chlorkalium und Chlor- 

 natrium. Die spezifische Gewichtsdifferenz zwischen 1-98 (für KCl) und 2' 10 

 (für XaCl) genügt, um Spuren von Chlorkalium in einer Lösung vom spez. 

 (iew. 2'04 quantitativ zur Abscheidung zu l)ringen. -) Bezüglich der Einzel- 

 heiten dieser Methode sei im übrigen auf die Originalabhandlung verwiesen. 



Ein praktisches Verfahren, feinkörnige, in einer Flüssigkeit suspen- 

 dierte Stoffe nach ihrer Korngröße oder ihrem spezifischen Gewicht zu 

 sortieren, also zu schlämmen, besteht dai'in. dal'i man die Flüssigkeit kon- 

 tinuierlich eine Anzahl einzelner Zylinder, deren (^)uerschnitt nacheinander 

 immer größer wird, von unten nach oben durchströmen läßt: da die Ge- 

 schwindigkeit des Flüssigkeitsstromes mit wachsendem Durchmesser der 

 Zylinder beständig stufenweise abnimmt, setzen sich die verschiedenen 

 Fraktionen des Pulvers getrennt auf dem r)oden der einzelnen Zylinder 

 ab. 3j Auf demselben Prinzip beruht der Schlämmapparat nach Xöhel *) 

 (Fig. 287): die einzelnen Gefäße fassen öO, 400. 1550 und 3200 rm^. 

 Nach der ..Schlämnifoimel". die der Wirksamkeit derartiger A])parate 

 rechnerischen Ausdruck gil)t, verhalten sich die Durchmesser kugelförmiger 

 Schlämmkörper direkt wie die Quadrate der Stromgeschwiiidigkeiten, und 

 umgekehrt wie die um 1 verminderten (iewichte. ^) 



*) J.E. Thomsen, Nachweis voii Graphit in Schmiermittehi. Eiitgegnuug auf den 

 Aufsatz von J. Marcusson und G.Meyerheim. Jourii. Ind. Eng. Chem. Vol. 3, p. 871 (1911); 

 Chem.-Ztg. Bd. 36, Rop. S. 90 (1912). 



-) IL Friedcnthdl, Über quantitative chemische Analyse von Gemengen mit Ver- 

 wendung der Differenzen im spezifischen Gewicht. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 44, 

 S. 904 (1911). 



^) Soc. anonyme des Manufactures des Glaces et rroduits Chim. de St. Gobain,^ 

 Vorrichtungen zum Sortieren gepulverter Stoffe. Engl. Pat. 2830 11; Chem.-Ztg. Bd. 36, 

 Rep. S. 369 (1912). 



*) Siehe z. B.: IL r. Frhling, Neues Handwörtorhuch der Chemie. Bd. 6, S. 221. 

 Fig. 28. Braunschwe^g (F. Vieweg<S: Sohn) 1898. — /-'. To///', Schlämmaiialyso des- Bodens. 

 Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 3, S. 89 (1864). 



*) Em. Schöne, Über einen neuen Apparat für die Schlämmanalyse. Zeitschr. f. 

 analyt. Chemie. Bd. 7, S. 29 (1868). 



