Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnii<", 



f4] 



zelJ der Dephleiimatioii niui llektifikatioii durchiicniaclit hat, gelantit er 

 nicht gleich in den Kühler und zur \'orlage, soii(h'ni wird zuvor noch in 

 ein zweites Ivektit'izierrohr geleitet, das sich im Innern des ersten hetindct 

 und von dessen Dampf erwärmt wird. Hier tritt eine nochmalige Kekti- 

 fikation ein: Der dampfförmig bleibende Teil destilliert jetzt in die Vor- 

 lage, der wenigei- flüchtige Rest- wird kondensiert und tritt in das Sicdc- 

 gefäl'i zurück. Die Innenrohre der Apparate werden in Kugelform (Fig. 2'.>7) 

 für kleinere Flüssigkeitsmengen und mit (ilasperlenfüllung (Fig. 2*)S) für 

 größere Mengen hergestellt. In den Kugelapparaten gelangt der Dampf 

 aus dem Kolben zuerst in den bald verengten, bald erweiterten llaum 



Fig. 297. 



Fig. 298. 



Fig. 29U. 



Fraktionieranfsatz nach Golodet:- 



Fraktinnieraufsatz für Glasperlen- 

 fiiHiing nach Golodet:. 



l'Yaktiouieraufsatz nach 

 Comnndurci. 



zwischen dem Aul)enmantel und den Kugeln und erleidet dabei die erste 

 Rektifikation: dann geht er durch das oben angebrachte Seitrnrohr in <len 

 Schlangenkühler, wird hier durch Luftkühlung teilweise kondensiert und 

 tritt in das innere Kugelrohr ein. Hier rieselt das Kondensat von oben 

 nach unten herab und wird dui-ch die im Mantelrohr aufsteigenden heiCeren 

 Dämpfe wiederum zum Teil verdampft. 



Auf einem ähnlichen Prinzip beruht der in Fig. •_>!)!» abgebildete Frak- 

 tionieraufsatz, i) 



') E. Comnndurci, Ein neuer Rektifikationsapparat. Chom.-Ztg. Bd. 35. S. im 



(1911). 



