Ergänzungen zur ..Allgemeinen clioniischen i.alinnitoiiunisteclinik". 



i4:-) 



Fif?. 302. 



I'ig. 303. 



^TÖlieren Handlichkeit und IJiuclifcstiiikoit haben diese eiiiicii Kühler noch 

 den weiteren ^'ol•zui>•. dal') die heschlenuii>te /irknl;ition des Wassers eine 

 energischere Kühluni>- bewirkt') (Fii». .-iOl). 



Das soi>enannte Schwitzen der llückfluCikühler verina.u manchen 

 Schaden anzurichten: Tropft z. 1>. das koinh'nsierle Wassei- bei \'er\ven(Uing 

 von Riickflulikühlern über einem- hocherhitzten Ölbade in dieses hinein, so 

 verwandelt sich das Wasser plötzlicii in l)am])t' und schleudeit das heilie ()1 

 explosionsartisi' heraus. Auch kann das vom Kühler abtropfende kalte Wasser 

 einen heil )en Kolben oder ein anderes Siedeiicfä b zum Spriniicn veraida.ssen. 



Diesem Ül)elstand hilft eiiu' mit Ai)flubrohi' ver.-^ehene 

 (ilasmanschette al). die man unten auf dem Innenrohr 

 des Kühlei's mit Hilfe eines Stück 

 Gummischlauches befestigt -) ( Fig. 'M)'2). 

 Die Vorrichtung ist schon früher von 

 vielen anderen Seiten vorges(dilagen 

 worden. ^) 



Um das Einknicken dvv Schläuche 

 an Kühlern zu verhüten, dient die 

 nebenstehend abgebildete Einriciitunii' 

 (Fig. oOH). In den gewöhnlichen gera- 

 den Schlauchansatz ist durch einen 

 Schliff ein gebogenes Kohr mit Schlauch- 

 tülle um seine Achse drehbar einge- 

 pabt. Durch zusamnieuitressende Spiral- 

 federn wird ein Lockei'werden der 

 Schlauchtülle verhindert. *) 



Bei Destillationen kleiner Flüs.sig- 

 keitsmengen empfiehlt es .sich, das 

 Abflulirohr des Fraktioniei-köll)chens 

 selbst mit Wasser zu kühlen, indem 

 man den äuberen Kühlmantel eines 

 gewöhnlichen L/ebigsdwu Kühlers 

 darüberzieht. Mau brancht dann keinen 

 besonderen Kühler anzuschlieben. Die 

 \erlu.ste infolue Hängenbleibens von Destillat in den Kühlrohren wer- 

 den auf diese Weise erheblich veiringert. — Für viele Zwecke ist es nicht 

 uötiii' mit fließendem Wassei' zu kühlen. Es genügt, den in Fig. : '.04 



\ 



Vorricbtiuig zum Auf- 

 fangen des Konden.s- 

 ■wassers an Kückfluß- 

 külileru nach Dede. 



Külilei- mit drehbaren 



Schlauchansätzen nach 



Horffs A linbel. 



1) M J Stritar, Neue Laboratoriumsapparate. Chom.-Ztg. Hd. 33. S. 2().'i (19ll9). 

 ■-) L.Deih, Vorrichtung zum Auffangen des Kondenswassers am Rückflußkülder. 



Chcm.-Ztg. Bd. 35. S. 723 (1911). .„,,•, i r . 



«) \o\ ■ F Alf mann, Chem.-Ztg. Hd. 35, S. 779 (1911). - A. l'orfluul und J A. 

 Böse Ber d Deutsch, ehem. Ges. Bd.34. S.8611 (1902). - Fr.Wiednmnn, Schnt/.tnchter 

 zum L/./>/./schen Kühler. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 12(J6 (1903). 



*) J/odes d- Gabel, Drehbarer Schlauchansatz für Liehußvhe und sonstige Kuhlci. 

 Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 165 (1911). 



