lU 



Kicliard Konipf. 



ubjii'bildoteii Kühler auziiweiuloii. der alle Sclilaurlivcrbiiiduiiiicii cispart 

 und eventiu'll auch mit Eis oder KäUciuiscluiuü i^cfüllt wci'dcn Icanii. M 

 Die beiden Ansätze (/ und b werden mittelst Stoi)fen oder Kautschuksehlauch 

 über das Destillationsrohr des Kolbens geschoben. Der Kühler ist unten 

 kugelfVirmig erweitert, um die Einfüllöffnunu müiilichst i>rol) zu gestalten. 

 Durch einen (auf der Figur fortgelassenen) .Vnsatz. dei- diu'cli ein Stück 

 Gummischlauch mit Klemmschraube vi'i'schliel'iliar ist. kann das Kühlwassei' 

 von Zeit zu Zeit al)gelassen werden, um es zu i-rneuern. In den meisten 

 Fällen genügt eine einmalige Füllung zur KiUilung bei V2 — Istündigen De- 



Fig. 304. 



Fig. 305. 



•r^ 



Kühlir iKifli Hahn. 



stillationen langsam übergehender Stoffe: bei kräftig sieden- 

 den Flüssigkeiten ist sie je nach deren Siedepunkte etwa 

 1/4 — ^/a Stunde wirksam. 



In ähnlicher Weise kann man sich einen lliickflur)- 

 kühler erspai'en, wenn man über das Steigrohr des Siede- 

 kolbens eine unten mit Stopfen verschlossene Manschette 

 (aus (ilas od. dgl.) schiebt und in diese das Kühlmittel 

 einfüllt.-^) 



Fm die Kühlwirkuug der AIIihiisdnn\ Kugelkühler =^) 

 (vgl. lld.I. S. 128 und Fig. 266, S. 126) zu verstärken, 

 wurden den kngelartigen Erweiterungen des Innenrohi's dieser Kühler die 

 Gestalt von breiten Schiffchen gegeben*) (Fig. oOr)). Der Dampf stößt kräf- 

 tig auf die gekühlten, stark konkavkonvexen Wände und wird hierdurch 

 schneller als in Kugeln, die er zum Teil gradhnig durchströmt, verdichtet. 



Ebenfalls eine besonders intensive Kühhvirknng entfaltet der von 

 Woiftarck^\ vorgeschlagene Kühler, dessen inneres, sich in zwei parallel ver- 



Külilfr nach Koh. 



*) A.Halni, Ein bequemer Kühler. Chcm.-Ztg. Bd. 34. S.809 (l'JlUl. 



-) Vgl. z.B.: L.Wolter, Über einige Reaktionen und Verbindungen des Ziun- 

 tetrafluorids. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 165 (1912). 



*) F. Allihn , Riickfhißkühler für analytische Extraktionsapparate. Zeitschr. f. 

 analyt. Chem. Bd. 25. S. 36 (188()). 



*) E. Koh, Neue Kühler. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 116 (1910). 



=) CWojitacek, Ein neuer Kühler. Chem.-Ztg. Bd. 36. S. 1203 und 1280 (1912). 



