Ergänznnp,en zur „Allgemeinen cheniisclien Ijaboratoriumstecbnik". 



i45 



Fig. 306. 



Fig. 307. 



laufende Äste gabelndes Rolir im Querschnitt flach oval aiisgehiMct ist; 

 die Breite jeder der beiden Kühlröhren beträgt ."'.O <y/w. Die gute Wii-kiing 

 des Apparates beruht auf der weit größeren Knhlfliiche, die ovale Ilöhren 



im Vergleich zu gleich 

 groiien kr ei s i' ii ii d •■ n 

 Ilöhren den sie durch- 

 streichenden Dämpfen dar- 

 bieten. — Dasselbe l'iin/.i|) 

 wurde schon friihei' von 

 Friedrichs ^ ) für Labora- 

 toriumskühlei' verwertet. 



Eine äuberst enei'gi- 

 sche Kühlwirkung bei ver- 

 hiUtnismäßig sehr geringer 

 Größe (12 c/// Lauge) ent- 

 faltet auch der nebenste- 

 hend in Verbindung mit 

 einem Soxhletapparat abge- 

 bildete Kühler 2) (Fig.:'.0()). 

 Während in den meisten 

 der im Laboratorium übli- 

 chen liückflulJkühler das 

 (Gegenstromprinzip nicht 

 befolgt wird, ist dies hier der Fall, da 

 das Wasser in dem Schlangenrohr, wie er- 

 sichtlich, mit Gegenstromwirkung flielU. Hin 

 weiterer Vorzug des Kühlers speziell tiir 

 Extraktionsapparate besteht (Inrin. dal'i der 

 Eintritt in den Kühlraum sehr weit gewählt 

 ist. Hierdurch werden Stanungcn zwischen 

 herabfheiiendem Kondensat und aufsteigen- 

 den Dämpfen verhindert. 



Ebenfalls das Gegenstromprinzip wird 

 in dem „Schraubenkühlei- (Fig. ;'.()T) ange- 

 wandt, ^j Das Kühlwasser tiitt hei .1 ein. 

 wird durch den Mantel des Abtlulirohres 

 gezwungen, den Schraubengängen spiralig 

 zu folgen und flieltt warm vom Hoden der 



.Si'liriiuboukiUiler uach 

 (ireiner i: Friedrichs. 



ilapidluililer iiiioh r. d. Heide. 



') Vgl.: Greiner •(■ Friedrichs, Chem.-Ztg. 

 Bd. 36, S. 1280 (1912). 

 n IL c. d. Heide, Rapidkühlor. Chem.-Zt^. Bd. 34, S. 71(i HülU). Vgl. a.K-h . 



Derselbe, N'erbesserter Rapidkiihler und Kxtraktionsapparat. Ebenda. Bd. 3i>. S. odl 



^^^^^^) Grciner <(■ Friedrichs, G. m. b. H., Gegeustn.n>-Kiu-kfluükül.kT. ( b...n.-/tg. 

 Bd.35, S. 1255 (1911). - Vgl. auch: F. FriedricJ^, Ein ^^^f^^^'^''^^'l±^''^^'- 

 apparat mit üestillationsvorrichtung. Zeitscbr. f. angew. ( hon.. Bd. 25. b. 2208 (Uli). 



