Erganziuigeu zur ..Allgemeinen clHMniselien Lahoiat-riunistechnik" 



<.);) 



rohr und Skala l.eobachtct wurden. Di. Skala war auf eine... K,vi.sbo-cn 

 von 1-2 y// Radius und l> /// Länge anfgeklcht.i) 



Ein von Hah-^) vorgeschlagenes iManometer. mit dem Druckine.ssun- 

 gen bis zu 0-00001 mu, (,)uecksilbersäule ausgefiUnt wn-dcn können grün- 

 det sich auf du> Theorie, dab bei niedrigem Druck die W,, .1,1.. 1 ei tfähi - 

 keit der (.ase eine Funktion des Druckes ist. 



Die sehr handlichen und bequemen al)gekürztcn (,)uccksilberman()meter 

 (vgl l,d. I S. 14^) leiden an dem ÜbeJstand, dali sie leicht verschmutzen 

 (z. K durch Zuriicksteigen von Wasser aus den Wasserstrahlpumpen) und 

 dann nur hoch.st umständlich zu reinigen und neu zu füllen sind (Au^^- 

 kochen des Quecksilbers). Diesem Übelstand suchen verschiedene Xeukon- 

 stiuktionen abzuhelfen. Das beistehend abgebildete Manometer ^} (Fi"- Hl«)) 



Fig. 319. 



Fig. 320. 



Fig. 321. 



Mannmeter nach 

 Woytaiek. 



Bequem zu reinigendes 

 Manometer. 



.Maiinmeter nach Christ. 



ist gegen ^'erschmutzung weitgehend ge- 

 sichert: Dringt z.B. einmal Wasser ein, so 



kann dieses zunächst nur in den äußeren Mantel des Instrumentes, nicht 

 in dieses selbst gelangen. Der Apparat kann leicht auseinandergenommen 

 werden. Der Hahn ist als Dreiweghahn ausgebildet. Beijuem neu zu lullen 

 sind abgekürzte (>)uecksilberinanometer, deren geschlossener Schenkel durch 

 einen Schliff mit Quecksilberdichtung leicht zugänglich ist*) (Fig. ;-?20). 



') G. Sfarck und M. Bodenstein, Die Dissoziation des Joddainpfes. Zeitschr. f. 

 Elektrochem. Bd. 16, S. 962 (1910). — Vgl. auch: G. I'rcuner und H'. Sclinpp, Dissc- 

 ziatioiisisothennen des Schwefels zwischen 3(X) und 850". Zeitschr. f. physikul. l'heni. 

 Bd. 68, S. 131 (1910). — G. Preuner und J. Brockmöller , Gasdruckmessungen mit 

 Spiralmanometer aus Quarzglas. Ebenda. Bd. 81, S. 129 (1912). 



-) C.F.Haie, Die Messung geringer Gasdrucke. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 1438(1911 1. 



^) C. Woi/tacek, Barometerprobe für den Laboratoriumsgebrauch. Chem.-Ztir. Bd. 35. 

 S. 1429 (1911).' 



^) Aus dem Chemischen Institut der Universität Berlin: vgl. Liste 120 der Ver- 

 einigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf, Berlin, S. 288, Fig. 2548. 



48* 



