706 



Riclianl Kompt'. 



Ein ol)onfalls loiclit /u fiillciules. sich durch das Fehlen eines Schliffes 

 auszeichnendes Manometer i) /ciiit Fiii. ;')21. Der Ahschluli des geschlos- 

 senen Schenkels wird hier durch einen kapillaren <^)uecksill)erfadeii 

 bewirkt. 



An Stelle des Mar />w/schen \'akuumnieters wurde ein spiralförmiges 

 vorgeschlagen, das nur den 100. Teil der für jenes not-weudigen (^necksilber- 

 menge benötigt.-) — 



Die Ursache einer Drucksteigerung in einem völlig geschlossenen 

 hochevaknierten (dasgefäß ist häufig auf die \'erdampfung einer adsor- 

 bit'iten Wasserhaut (vgl. oben. S. eC)!") znrückzuführen.^^i 



Kig. 322. 



c) Die übrige Apparatur und allgemeine Regeln. (S. l.)l löf).) 



/iir \ erhütung des Stoliens im \aknnm siedender Flüssigkeiti'U 

 wurde empfohlen, in das Siedegefäß einige grieß- bis erbsengroße Koks- 

 stücke hineinzugeben.^) Dieses poröse Material dürfte 

 ebenso wie Stückchen un geh rannten Tons oder Mim- 

 st eins wegen seines Luftgehidtes bessei- wirken als 

 die sonst für den gleichen Zweck üblichen Glasperlen 

 und (iranaten, die gewöhnlich nur kurze Zeit wirksam 

 sind. \ou anderer Seite wurde zur \'ermeidung des 

 Siedeverzugs folgende einfache \'orrichtung ■') vorge- 

 schlagen: Ein Glasröhi'chen. etwa 6 — Hey// lang und 

 '^ — b iini/ weit, wird einerseits scharf abgeschnitten, 

 andrerseits zngesclnnolzen und mit einem kurzen, in 

 einer Ose endenden eingeschmolzenen Platindraht ver- 

 sehen, der zum bequemen Handhaben des Ilöhrchens 

 dient. Dieses wird mit seinem offenen Ende nach 

 unten, fast senkrecht, in die siedende Flüssigkeit gestellt, deiart, daß es 

 noch mit Luft gefüllt bleibt ( Fig. 322). 



Eine ähnliche Einrichtung, nändich eine kleine (docke, in der sich 

 ein Luftbläschen befindet, empfahl bereits Gemcz^') zur Verhinderung des 

 Siedeverzugs. Dieses Mittel wii-kt zwar zunächst gut. erweist sich abei- bald 



Mittel gt'gen Siede- 

 verzug nach Pieszczek. 



M E. Christ, Neues abgekürztes Nakiiuuimeter für den Lalioratoriumsj,fel)riuich, 

 Vciein.Fbken. f.Lab Oratoriumsbedarf, G. m. b. H., Prosp. Nr. 151 (l'.)]l/12). S. 15. 



'-) Schwingende Quecksilberluftpumpe mit Spiral- Vakuunimeter. Cbem.-Ztg. Bd. 33. 

 S. n63 (1909). 



■') K. Cohnstaedf, Über die Wasserhaut auf (ilas und .Muniinium untl ülier ilireu 

 f:influß auf den Druck in Vakuumröhren. Ami. d. i'livsik |4]. Bd. 38. S. 223: C'hem. 

 Zentralbl. 1912. II. S. 83. 



*) A. Hahn, Ein neuer Fraktionieraufsatz. Ber. d. Deutsch, ehem. (ies. Bd. 43, 

 S. 421. Fußnote 1 (1910). 



^) E. Pieszczek, Vermeidung des Stoßens siedender Flüssigkeiten. (Jhem.-Ztg. Bd. 36. 

 S. 198 (1912). 



") D. Gernez, Untersuchungen über das Sieden. Annal. de Chim. et de Fbvs. |.t|. 

 T. 4. p. 835 (1875); Chem. Zentralbl. 1875, S. 720. 



