Ergänzungen zur ..Allgemeinen chemischen Lalioratoriunistechnik". 



759 



(lurcli \'ermittlunt>- eines den Kühler in seiner Längsrichtung (liirchstrciclienden 

 Glasrohrs mit dem Stutzen C: bei A tritt das Kühlwasser ein, bei />' aus. — 



Elektrisch heizbare Vak;uuni-Fraktionieraj)parate wurden in grober 

 Zahl vorgeschlagen.') In Fig. 826 ist ein Apparat dargestellt, der sich 

 besonders zur fraktionierten Destillation leicht erstarrender Fette im 

 A'akuum eignet. Er kann mit Hilfe eines gut schließenden Vakuumexsikkators. 

 dessen Deckel mit Karborundumpulver nachgeschliffen worden ist. leicht 

 angefertigt werden. Das Abflul'.rohr ist mit einem elektrisch heizbaren 

 Widerstandsdraht fvgl. Bd. i, S. 54) umwickelt, um es auf den Schmelz- 

 punkt des übergehenden Materials erwärmen zu können.-) — 



Von neuen Kitten und Hahnfetten sind folgende zu erwähnen 

 (siehe auch Bd. ^', S. 594—595). Als Hahnschmiere für \'akuumapparate 



Fi". 325. 



Fig. 320. 



ü 



Kühler für Vakuum Destillation nach Göilecker 

 und Böse. 



Apparat zur fraktionicrton Va- 

 kuumdestillation It'icht erstarren- 

 der Substanzen nach Bn»rtt. 



hat sich eine Auflösung von 18 [/ Guttapercha in 26 ;/ geschmolzenem 

 Paraffin und 20 g schwerem ^lineralöl sehr gut bewährt.^) Speziell beim 

 Arbeiten mit Ozon empfiehlt es sich, als Hahnschmiere Metaphosphoi- 

 säure anzuwenden.*) 



') Siehe z.B.: J. Bi-rdf \mt\ A. ra>i dir Mnarcji-Jaiiseii, \'akuiini-Destillieiapp;nat 

 mit elektrisch heizbarer Aliflußvorriclitung für feste, hocii otler niedrig sclimelzeiide 

 Stoffe. Liehigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 367. S. 354 (1909). — Th. U. Richards 

 und J. H. Mnthcivs, Fraktionierte Destillation bei Anwendung elektrisch erzeugter Wärme. 

 Journ. Amer.'Chem. Soc. Vol. 31, p. 1200 (1909); (hem.-Ztg. Bd. 34. Kep. S. 33 (19101. 

 — H. S. Baileji, Ein elektrisch heizbarer Vaknum-Fraktionierapparat. .Tourn.Amer. l'hem. 

 Soc. Vol. 33, p. 447 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35. Rep. S. 165 (1911). 



-') ./. C. Broirn, Ein Apparat zur Destillation von Fetten und Fettsäuren im Va- 

 kuum des Kathodenlichtes. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 7315 (1910). 



*) F. G. Keyes, Verbesserte Methode zum Auffangen von Gasen aus der ijueck- 

 silberluftpumpe. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 31. p. 1271 (1909): Chem.-Ztg. Bd. :«. 

 Rep. S. 49 (1910). 



*) Vd.: Franz Fischer und A'. Masscnez, i l)cr die Darstellung von Ozon durch 

 Elektrolyse? Zeitschr. f. anorg. Chem. Bd. 52. S. 209 (1907). 



