Ergänzungen zur ,.Allgemeiuea chemischen Laboratoriumstechi 



iiU". 



U\\ 



Fig. 327. 



Fig. :«8. 



des Schlüssels nach unten zu stehen kommt, stellt Fig. ;J2'.t dai'.') In das 

 Hahnküken sind zwei Rillen eingeschliffen. Zu diesen führen zwei in den 

 Hahnmantel eingeschmolzene kurze Rohrstücke, durch die (^)uecksilher ein- 

 gefüllt wird. Die Rillen und die P]infiillröhrclien müssen weit genug sein, 

 um die Luft leicht entweichen zu lassen. Nach der ]{eschickung mit Queck- 

 silber werden beide Einfüllstutzen mit kleinen Korken verschlossen mid 

 diese mit kleinen Siegellackkuppen versehen. Um zu verhindern, dal» der 

 Schlüssel aus dem Mantel herausfallen kann, ist jener etwas verliingerT 

 und mit einem 

 Sperrstift verse- 

 ilen. Auch die von 

 (rrenier u. Fried- 

 /icAs-) konstruier- 

 ten ( ilashahne mit 

 s c h r ä g e r fJoh - 

 rung befinden sich 

 für (^)uecksilber- 

 dichtung einge- 

 richtet im Handel. 

 (Fig. P,30). Diese 

 Art Hähne 3) ge- 

 währen nicht nur. 

 wie die obigen, 

 einen absolut dich- 

 ten \'erschlu(j in 

 der Längsrich- 

 tung des Halm- 

 schlüssels, also ge- 

 gen die äußere 

 Atmosphäre, son- 

 dern auch einen 

 absolut gasdichten 

 Verschlul'i in der 



Richtung der Schenkelachse. Während der vorteilhafteste Schlul'. in dieser lücli- 

 tung bei den gewöhnlichen Hähnen mit gerader Bohrung durch eine Dre- 

 hung von nur 90» zustande kommt, kann bei den schräg gebührten Hähnen 

 eine Drehung von 180" aus der Öt'fnungsstellung zur Frreichung der sicliersten 

 SchiuiUage ausgefülirt werden, so dali diese Hähne eine bedeutend gröbeiv 

 Schlußfläche als die gewöhnlichen Hähne mit geradei- l'.oiirnng lu'sitzen. 



(^uecksilbeidiclituug eines senkrecht 

 titeheiiden Hahnes. 



Fig. 32!). 



Qiiecksilberdichtunpc eine? 

 Flaschenstopfen.«. 



Fifr.3;!(i. 



Hahn mit Quecksilber - 

 dichtling nach (löckel. 



Schräg gebohrter Glashahn mit Qneck- 

 silberdichtnng nach GiicUel. 



') H. GöckcL Ein in allen Lagen zu gebrauchender koniponilioser Hahn mit 

 Quecksilberdichtung. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 13. S. 1)61 (liUM)). 



■') Greiner d- Friedrichs, Einige neue Glasapparate. Zeitsclir. t. analvt. Uieui. 



Bd. 26. S. 50 (1887). 



3) H. Gockel, Glashahn mit rnivcrsal-Quecksilberdichtuiig. Zeitschr. t. augcw. ( hom. 



Bd. 13, S. 1239 (1900). 



