Ergänzungen zur ..Allgemeinen chemisclien Laboratoriumsteciinik". 7(»r> 



Ulli ein Verstäuben von Substanz im Viikuumexsikk.itor beim Kiiilassen 

 der Luft zu verhüten und diese izleichzeitio- zu filtrieren, empfiehlt es sich, beim 

 (")ffnen des Hahnes ein Stückehen Filtrierpapier gegen die Hahniiirmdiing zu 

 pressen. Das Filtrierpapier saugt sich zunächst fest an und gibt dadurch, dall 

 es nach einiger Zeit abfällt, ein Zeichen, dali der Druckausgleich beendigt 

 ist. Im Handel befinden sich auch Vaknumexsikkatoren , dei'en besonders 

 konstruierte Einlalihähne ein A'erstäuben von Substanz verhindern. ') 



Denutzt man als Trockeiimittel im Exsikkator konzentrierte 

 Schwefelsäure, so bildet sich an deren Oberfläche infolge \V;isseran- 

 ziehung eine Schicht verdünnter Säure . die ein geringei'es spezifisches Ge- 

 wicht hat und deshalb oben schwimmt. 2) p^ine Vermischung der Schichten 

 durch Diffusion erfolgt nur langsam. Infolgedessen wird die trocknende 

 Wirkung der konzentrierten Schwefelsäure bedeutend heiabgesetzt . und 

 zwar namentlich in den Fällen, wo in kurzer Zeit veiiiidtiiisniälJig grol'ie 

 Mengen Wasserdampf aufzunehmen sind. Hierzu ist aus dem angeführten 

 Grunde Chlorkalzium als Trockenmittel besser als Schwefelsäure geeignet, 

 besonders dann, wenn man es so in einen Trichter oder dgl. gibt, dal« 

 der zerflossene Teil abtropfen kann. 3) Bilden sich Wasserdämpfe nur sehr 

 langsam im Exsikkator, so dürfte andrerseits doch Schwefelsäure vor 

 Chlorkalzium den Vorzug verdienen. Die Verwitterung eines organischen 

 Baryumsalzes vollzog sich z. \\. über konzentrierter Schwetelsäure in einem 

 Exsikkator. wie er in Dd. I. S. 165. Fig. 006 dargestellt ist, etwa 4nial 

 so rasch als über gekörntem Chlorkalzium im Scheilderscht^n Exsikkator 

 (Bd. I, S. 164, Fig. 333).*) 



Von Krafff^) wurde Baryumoxyd in lockerer Form ;ils Trocken- 

 mittel bei Anwendung hoher Vakua sehr empfohlen. Mit der Substanz 

 wird nicht nur der Exsikkator beschickt , sondei-n auch ein zwischen diesem 

 und der Luftpumpe eingeschaltetes U-Kohr. SchwefeLsäuiv ist im \akuum 

 des Kathodenlichts nicht zu gebrauchen, da sie zu rasch verdampft und 

 manchmal das Trockengut, z.B. Chlorbaryum. alsbald angreift. 



Bezüglich des Natronkalkes als Absorptionsmittel für Kohlendioxyd 

 wurde die alte Erfahrung bestätigt, daß das völlig trockene Material keine 

 Absorptionsfähigkeit für das Gas besitzt. «) Eine Spur Wasser genügt aber, 

 um die Reaktion einzuleiten. Ätznatron und Ätzkalk verhalten sich ähnlich. 

 Der (iehalt eines und desselben Zellnlosematerials an hygro- 

 skopischem Wasser schwankt je nach den atmosphärischen NerhiUtnissen 



') J. Wiese, Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 33, S. 738 (l'.tUU). 



•^) Vgl.: O.Knhn, Einige Bemerkungen über (las Wägen. Chem.-Ztg. Bd. 34. 



8.1108(1910). PI or «^ o« rnvw^ 



3) F.JamUi, Neue Laboratoriumsapparate. (,hcm.-/tg. Bd. Jb. b. ■::.^ (1JU-). 

 ^) R. Kempf, Elektrolytische Oxydation von p-Benzochin.-n. .louni. f. prakt. (hom. 



[21. Bd. 83, S. 392 (1911). ,„ , , ,^. _ 



^) F Kraft, Über die Anwendung des Vakuums zum Inx-kniMi wasserhaltigci 



Salze. Ber.d. Deutsch. Chem. Ges. Bd. 40. S. 4771 (1907). 



6) J. Casarcs, Über die Absorption von Kohlendinxyd durch Natronkalk. Uicm.- 



Ztg. Bd. 35, S. 998 (1911). 



