Das lebende Tiermaterial für Itiochemische Untersuchungen. 45 



Bei richtigem Gange des Hygrographen muß der Schreibehebel im 

 dunstgesättigten Räume die Federspitze auf die lOO^/o markierende Linie 

 des aufgespannten liegistrierpapierstreifens sich einstellen. Etwaige Ab- 

 weichungen lassen sich durch Einstellen einer Schraube fs) mittelst des 

 beigegebenen Schlüssels beseitigen. Die Apparate werden gewöhnlich mit 

 Ttägiger Laufzeit der Trommel geUefert, so daß jede Woche zu gleicher 

 Zeit ein neuer Streifen einzulegen und das Uhrwerk von neuem aufzu- 

 ziehen ist. 



Automaten für die Konstanthaltung eines bestimmten Feuchtigkeits- 

 grades sind mir nicht bekannt, könnten aber wohl unter Benutzung von 

 hygroskopischen Seilen, die Wasserbespritzung betätigen könnten, herge- 

 stellt werden. 



Um Trockenheit zu erzeugen, genügen in kleinen Behältern Täßchen 

 mit einer wassersaugenden Substanz, Chlorkalzium, eventuell auch Chlor- 

 natrium. 



Befindet sich das Täßchen in derselben Raumabteilung wie die Tiere, 

 so ist es durch ein Drahtgitter gegen den direkten Kontakt mit diesen 

 zu schützen. 



Größere Räume können bloß durch einen Luftstrom trocken gehalten 

 werden. 



Hierzu sind eigene, in Verbindung mit Trockenböden und Kühllagern 

 bereits in der Praxis erprobte Anlagen erforderlich. 



3. Dichte des Mediums. 



Die Veränderung der Dichte eines flüssigen Mediums erfordert gegen- 

 über der Bereitung chemischer Abänderungen keine wesentlich anderen 

 Vorrichtungen. Als Meßinstrument dienen die bereits erwähnten Aräometer, 

 welche ebenso wie die Einhaltung einer bestimmten Dichte gelegentlich 

 der Einrichtung des Seewasseraquariums bereits besprochen wurden. 



Die Veränderung der Dichte eines gasförmigen Mediums, vor allem 

 der Luft, erfolgt durch eine Verdünnungs- respektive Verdichtungsluft- 

 pumpe. 



Zur Anzeige des erreichten Luftdruckes dienen entweder Quecksilber- 

 oder Zeigermanometer, welche direkt an einer Skala Atmosphären abzu- 

 lesen gestatten. Auch die gewöhnlichen Barometer und Aneroide sind ver- 

 Avendbar. Registrierbarometer, sogenannte ..Barographen", werden ganz 

 ähnlich den Hygrographen hergestellt und es gilt von ihnen ganz analoges 

 bezüglich Gangzeit usf. Zur Kontrolle dienen gute Aneroide oder Queck- 

 silberbarometer. 



Um automatisch einen bestimmten Luftdruck in einem Rezipienteu 

 zu erhalten und dabei auch immer genügend frische Luft zu bekommen, 

 läßt sich eine von Ostwald für Quecksilberfüllung angegebene Versuclis- 

 anordnung benutzen, indem an Stelle des Quecksilliers, das schädliclie Wir- 

 kung auf den Organismus auszuüben imstande ist. Wasser substituieit wii-d. 

 w^as lediglich eine Verlängerung aller Röhren notwendig macht. 



