52 



Hans Przibram. 



nniiü: 1) bekannt ist, die Stärke (i') der zu prüfondcii Lichtcjuelle aus der 

 Formel : 



. a'2 



r 



a^ 



Fip. 44. 



Dieselbe Formel kann dazu verwendet werden, um unter Zuhilfe- 

 nahme verschiedene!' Entfernung- von einer Lichtquelle zu gleicher Zeit 

 bestimmt abg:estufte Intensitäten zu berechnen. Zu diesem Zwecke emp- 

 fiehlt es sich, ein MeUband längs dei' Aufstellnngsfläche ausgespannt zu 

 befestigen, um jederzeit rasch die Entfernung ablesen zu können. 



Zur raschen Bestimmung hoher Lichtiutensitäten mit weit entfernter 

 Licht(iuelle (Sonne) oder zur Pj-üfung von Registrierstreifen für Lichtinten- 

 sitäten bedient man sich der photographischen Methode. 



Der zuerst von Wiesuer angegebene \'organg- zur Messung- des ,,Licht- 

 genusses" beruht auf der Vergleichung der mit der Stop])uln- gemessenen 



Zeit, welche ein noch un belichtetes photographi- 

 ^q\\qs (Btinscn-Eder- )V-a\)\qv'^) braucht, um den- 

 selben Farbenton anzunehmen, wie die dem 

 kleinen Apparate mitgegebenen, fixierten Nor- 

 maltöne besitzen. 



Diese Normaltöne sind daraufhin geprüft, 

 welche Lichtstärke sie in einer bestimmten Zeit 

 mit dem betreffenden Farbentone versorgt hat. 

 Eine Gelbscheibe erleichtert die Verglei- 

 chung der fixierten Töne mit denen des frisch- 

 belichteten Papieres, welches oft einen anderen 

 Farbton aufweist, der die Intensitätsprüfung 

 erschwert, und verhindert eine weitere Einwir- 

 kung der chemischen Strahlen auf das expo- 

 nierte Papier. 



Um eine größereJAnzahl von Aufnahmen rasch hintereinander be- 

 quem ausführen zu könn(Mi , hat neuestens V. Voiik -) den Apparat (Fig. -1-4 

 von oben gesehen ) mit zwei Spulen (c, d) versehen, auf deren eine (c) das 

 lichtempfindliche Papiei" aufgewickelt ist, während es nach Belichtung durch 

 Linksdrehen einer Kurbel (a) auf die andere Spule (d) überwickelt wird. 

 Die Gelbscheibe (J] punktiert) läuft in einem Geleise, so daß sie bei Schief- 

 stellung der Kassette leicht ül)er das exponierte Papier gleitet. Zu beiden 

 Seiten des in einer mittleren Ausnehmung des zur Füllung der Spulen 

 abhebbaren Deckels (b, b) sind auf einem ebenfalls an gleicher Stelh^ durch- 

 brochenen Metallrähmchen, das mit einem lleiber (c) auf dem Deckel be- 

 festigt ist, Vergleichstöne (g^ h) angebracht. 3) 



^) J. Wiesner, Lichtgonuß der Pflanzen. Leipzig 1U07. 



-) T'. Vouk, Ein verliessertor, neuer H7f.v/(f>-scher Insolator zur Bestimmung des 

 Lichtgenusses. Ber. d. Deutscheu bot. Ges. XXX. 1912 (Ö. 31)1. Fig. 1). 



■') Beide Insolatorea werden vou der P'irma R. Lechner, \Vien, Graben, in deu 

 Handel gebracht. 



