Das lebende Tiermaterial für biochemische Untersuchungen. 



5H 



Um eine fortdauernde Registrierung der Lichtintensitäten zu er- 

 reichen, werden lichtempfindliche Papiere auf Uluwerktrommeln aufge- 

 spannt, die je nach dem näheren Zwecke eine verschiedene Einrichtung 

 erfahren haben. Die Manipulation des Aufspannens erfolgt jedenfalls in der 

 Dunkelkammer bei rotem Lichte. 



Der Registrierapparat von Samec und Jencic^) besteht aus einem 

 lichtdichten Holzkasten, einem Metalldeckel zu diesem, einem Uhrwerk 

 (Fig. 45) und dem lichtempfindlichen Papier (x), das durch das Laufwerk 

 an einer im Metalldeckel ausgelassenen 2 an breiten Öffnung vorüberge- 

 führt mn\. Das Uhrwerk mit Ankergang treibt eine Achse, auf welcher 

 eine in 300 Teile geteilte Scheibe (r = 2b cm) steckt. Diese trägt beim 



Fig. 45. 



Teilstrich einen Ol 5 cm langen, vorspringenden Zapfen / und einen 

 auf der Scheibenachse beliebig verstellbaren, in einen Zapfen auslaufen- 

 den Zeiger //. Die Umlaufszeit der Scheibe beträgt zirka 5 Minuten und 

 könnte bei Bedarf durch Beeinflussung der Uhruni-nhe (vj variiert werden. 

 Bei der Rotation der geteilten Scheibe wird durch den Zapfen I ein 

 Anker (n) ausgelöst, der durch eine Feder (o) gegen ein vierzahniges 

 Zahnrad (p) gedrückt wird. Jetzt rotiert dieses, getrieben durch eine im 

 (lehäuse untergebrachte Feder samt der mit ihm auf der gleichen Achse 

 sitzenden Trommel (r) um 90'' und schiebt dabei das in die Trommel ein- 

 geklemmte lichtempfindliche Papier um ein bestimmtes Maß (in unserem 

 Falle um 2"5 cm) fort, wodurch dieses exponiiM't wird. Das Papier bleibt 



') M. Samec und A. Jencic, tJber ein selbstregistrierendes Photometer. Sitzimgs- 

 bericht Akad. Wissensch. Wien. CXIX. Abt. IIa. Mathemat.-naturwissenschaftl. Klasse. 

 S. 1571. 2 Taf. 11)10. Der Universitätsmechaniker L. Castagna in Wien fertigt diesen 

 Apparat an. 



