54 



Hans Przihram. 



Fig. 46. 



SO lange dem Licht ausgesetzt, bis der willkürlich verstellbare Zeiger // 

 den Anker zum zweiten Male auslöst und das Papier um die gleiche Strecke 

 fortzieht. Die Expositionszeit beträgt je nach der Einstellung 8 Sekunden 

 bis 5 Minuten. Die nun froigewordene rajjierfläche bleibt so lange in Ruhe, 

 bis wieder der Zapfen 1 den Anker auslöst, also: Umlauf szeit der Scheibe 

 weniger der Expositionszeit. Die rmdrohungsgeschwindigkeit der Trommel 

 beträgt zirka 1 Stunde, so daß sich das lichtempfindliche Papier bei jedem 

 Sprunge nur 0'25 Sekunden in Bewegung befindet. Sobald das Papier ein- 

 geführt ist, wird der Deckel aufgesetzt, das Uhrwerk mittelst festen Schlüssels 

 (A) aufgezogen und in Gang gesetzt. 



Der Papierstreifen zeigt nach der Exposition zweierlei belichtete Fel- 

 der, die durch unbelichtete schmale Streifen voneinander getrennt sind. 

 Die Avährend fast 5 Minuten langen Expositionszwischenzeiten bekommen 

 bei hoher Lichtintensität so starke Schwärzung, dal'i L^nterschiede der 

 Helligkeit nicht mehr zu unterscheiden sind, umgekehrt werden bei ge- 

 ringen Intensitäten die wäh- 

 rend kürzerer Expositions- 

 dauer belichteten Felder zu 

 wenig beeinflußt sein. DieVer- 

 gleichung der Schwärzungs- 

 intensitäten, ebenso wie die 

 Pcrechnung der Lichtintensi- 

 täten geschieht mit Hilfe des 

 lUieswerschen Apparates. 



Andere Gesichtspunkte 

 haben mich bei der Kon- 

 struktion meines ,,Phänogra- 

 phen-' 1) geleitet. Es hat sich 

 mir darum gehandelt, erstens 

 eine ganz kontinuierliche Re- 

 gistrierung der Lichtstärke, 

 zweitens eine automatische 

 Summierung der an den auf- 

 einanderfolgenden Tagen zu gleicher Tageszeit angetroffenen Intensitäten, 

 endlich drittens eine als Kurve ablesbare l^inung zu erreichen. 



Der Phänograph (Fig. 46, i mit aufgesetztem, 7/ mit abgenommenem 

 Sturze) besteht aus einer mittelst Uhrwerk in 24 Stunden einmal um ihre 

 Vertikalachse rotierenden Trommel (a), aus einem nicht mitrotierenden 

 Untersatz (h) und aus einem lichtdicht in den kreisförmigen Rand des 

 Untersatzes einschraubbaren zylindrischen Sturz (c). Der letztere trägt an 

 einer Seite seiner Höhe noch einen Schlitz (d), welcher durch zwei gegen- 



1) Die ausführliche Beschreibung dieses Apparates, den ich im Jahre 1910 kon- 

 struieren ließ, wird in der Zeitschrift für Biologische Technik und Methodik erfolgen. 

 Die Herstellung der Phänographen besorgte der Mechaniker H.Dümler, Wien,IX., Schwarz- 

 spanierstraße. 



