58 Hans Pizi bram. 



Zur Erzeugung von Ultraviolettlicht dient das Heraeuslicht, welches 

 von elektrischem Gleichstrom gespeist wird (zu l)eziehen durch Westing- 

 house-Cooper-Hewitt-Gesellschaft. Berlin SW.). 



8. Wärme. 



Die Temperatur hat neben der l-euchtigkeit auf biologische Prozesse 

 den größten Einflulj. Es ist daher besonders wichtig, diesen Faktor in 

 unsere Willkür zu bekommen. 



Als "Wärmequellen dienen neben der Sonnenwärme, welche einer Re- 

 gulation schwer zugängUch ist, künstliche Heizungen, die mit Kohle, Koks, 

 Leuchtgas oder Elektrizität betrieben werden. 



Handelt es sich um kleine Iiäume bis zu der (iröße von Schränken, 

 so bieten die zwei letztgenannten Heizmittel den ökonomischesten und be- 

 quemsten Betrieb. Die im Handel erhiUthchen ., Thermostaten '^ i) bestehen 

 aus Kästen, welche einen sehr gut isolierenden Mantel haben und vom 

 Boden her geheizt werden. Diese Heizung wird sowohl bei der Gas- als 

 auch bei der elektrischen Feuerung derart reguliert, daß bei Erreichung 

 einer bestimmten Temperatur der weitere Zufluß an Leuchtgas, respektive 

 elektrischer Kraft sistiert wird. Es geschieht dies bei den meisten Thermo- 

 staten durch das Steigen einer Quecksilbersäule, welche das Gas drosselt, 

 respektive einen elektrischen Beleekontakt ausschaltet. 



Zur Einstellung und KontroUieruug der Temperatur benützt man 

 Quecksilberthermometer (mit der lOOteiligen Gradskala nach Celsius), welche 

 selbst wieder mit geaichten ..Normalthermometern" verglichen sein sollen, 

 denn Abweichungen um ein Grad sind bei der gewöhnlichen Handelsware 

 keine Seltenheit. Für die meisten biologischen Zwecke genügt Einteilung 

 in Grade oder halbe Grade, für genaue Messungen sind in Zehntel ge- 

 teilte Normalthermometer zu verwenden. Die Skala des Thermometers soll 

 deutlich lesbar sein und die Gestalt des Instrumentes derart, daß nicht 

 Spiegelungen den Stand des Quecksilbers unklar erscheinen lassen. 



Zur Piegistrierung der Temperaturen finden ./fhermographen" Ver- 

 wendung, die ganz analog den Hygro- und Barographen konstruiert sind 

 und von denselben Firmen wie diese bezogen werden können. Ihre Ein- 

 stellung geschieht nach dem Normalthermometer, indem die Stellschraube 

 (Fig. bO S) so lange mittelst Schlüssels gedreht wird, bis die Feder auf 

 dem mit dem Normalthermometer übereinstimmenden Grade des Ilegistrier- 

 papierstreifens zu stehen kommt. Beim Bezüge des Apparates sind die 

 Temperaturintervalle, für welche er gelten soll, anzugeben und auch dem- 

 entsprechend die Papierstreilen zu bestellen. 



Bei hohen Temperaturen muß wegen des raschen Austrockneiis die 

 Ivopiertinte in der Schreibfeder öfters nachgefüllt werden. 



*) In den Handlungen für elektni-medizinische Apparate sind diese Vorrichtung( 

 erhältlich. 



