Das lebende Tiermaterial für biochemische Untersuchungen. 



63 



Fig. 55. 



•//////////^////////////////'y/A 



Motor 



Motor 



die beiden stromführenden Klemmen (bei s isoliert) stromlos werden, und 

 der Ventilator bleibt stehen. 



Sobald die gewünschte Temperatur wieder dui-ch die Heizung erreicht 

 wird, schließt sich infolge Ausdehnung des Quecksi]l)ers und der über 

 diesem im Kolben eingeschlossenen Luft, Emporhebung der Kugel und 

 des Stiftes und Wiederherstellung des Kontaktes durch die Ausdehnun'j- 

 der Feder der Strom und die Ventilation entfernt die überhitzte Luft. 



Zur Herabsetzung der Temperatur dienen ferner Wasserdurchläufe 

 (Fig. 54, die Pfeile geben die Richtung des Durchlaufes an) mit analogen 

 Temperatoren (a), wie sie für Wärmeleitungen erzeugt werden [Schnitze, 

 Charlottenburg; bei Be- 

 stellung maximaler Was- 

 serleitungsdruck und ge- 

 wünschte Temperaturgra- 

 de angeben), endlich Käl- 

 temaschinen, die wir gleich 

 bei Gelegenheit der Käl- 

 tekammern besprechen 

 werden. 



Ebenso wie wir 

 Wä rmegrade konstant hal- 

 ten können, die über der 

 Außentemperatur oder 

 doch nur im Hochsommer 

 unter derselben sich be- 

 wegen, müssen wir auch 

 trachten, tiefere Tempera- 

 turen jederzeit willkürlich 

 herzustellen und konstant 

 zu halten. 



In primitiver Weise 

 hat man dies durch Ein- 

 stellen der Behälter in 

 fheßendes Wasser oder 

 Eis zu erreichen gesucht; doch sind die Fehlergrenzen, besonders da die 

 Temperatur des Leitungswassers mit der Jahreszeit zu schwanken pflegt 

 und die Öffnung eines Eiskastens bereits warme Luft in verhältnismäßig 

 großer Menge eindringen läßt, sehr weite. 



p]rst mittelst der mit motorischer Kraft getriebenen Kältemaschinen 

 gelingt es, ganz entsprechend den Wärmekammern auch Kältekammern 

 (Fig. 55, Schema) herzustellen. Es empfiehlt sich zur \'ermeidnng von 

 schädhchen Dämpfen, als Kältegenerator nicht eine mit Ammoniak oder 

 schwefliger Säure, sondern mit Kohlensäure betriebene Kältemaschine 

 (Kompressor) zu verwenden (wie solche beispielsweise von Riedingn- in 

 Augsburg hergestellt werden). Als Kälteausstrahlungsrohre dienen Fiippen- 



Pumpe 



