190 



Max Klostermann. 



SO werden die Bruchteile durch Abschätzen ermittelt. Sofort hinterher liest 

 man das Thermometer ab. 



Die abgelesenen liefraktometerzahlen sind in der Weise auf die Nor- 

 maltemperatur von 40" umzurechnen, daß für jeden Temperaturgrad, den 

 das Thermometer über 40" zeigt, 055 Teilstriche zu der abgelesenen Re- 

 fraktometerzahl zuzuzählen sind, während für jeden Temperaturgrad, den 

 das Thermometer unter 40" zeigt, O'öö Teilstriche von der abgelesenen 

 Refraktometerzahl al)zuziehen sind. 



Y) Reinigung des Refraktometers. 



Nach jedem Vei'suche müssen die Oberflächen der Prismen und deren 

 Metallfassungen sorgfältig von Fett gereinigt werden. Dies geschieht 

 durch Abreiben mit weicher Leinwand oder weichem Filtrierpapier, wenn 

 nötig, unter Benutzung von etwas Äther. 



5) Prüfung der Refraktometerskala auf richtige Einstellung. 



Vor dem erstmaligen Gebrauch und späterhin von Zeit zu Zeit ist 

 das Refraktometer daraufhin zu prüfen , ob nicht eine Verschiebung der 

 Skala stattgefunden hat. Hierzu bedient man sich der dem Apparat bei- 

 gegebenen Xormalflüssigkeit. ^) Man schraubt das zu dem Refraktometer 

 gehörige gewöhnliche Thermometer auf, läßt Wasser von Zimmertemperatur 

 durch das Prismengehäuse Hießen (man heizt also in diesem Falle die Heiz- 

 vorrichtung nicht an), bestimmt in der vorher beschriebenen Weise die 

 Refraktometerzahl der Normalflüssigkeit und liest gleichzeitig den Stand 

 des Thermometers ab. Wenn die Skala richtig eingestellt ist, muß die 

 Normalflüssigkeit bei verschiedenen Temperaturen folgende Refraktometer- 

 zahleu zeigen: 



Bei einer Tem- 

 peratur von 



25" C . 



24" .. . 



23" ,. . 



22" ,, . 



910 



^i „ 



20" .. . 



19" „ . 



18" ., . 



17" .. . 



Skalen- 

 teile 



71-2 

 71-8 

 72-4 

 730 

 73-6 

 74-3 

 74-9 

 75-5 

 76-1 



Bei einer Tem- 

 peratur von 



16" C . 

 15" „ . 



14« „ . 



13" „ . 

 12" .. 



11" .. . 



10" ,. . 



9" .. . 



8" ., . 



Skalen- 

 teile 



76-7 

 77-3 

 77-9 



78-6 

 79-2 

 79-8 

 80-4 

 810 

 81-6 



Weicht die Refraktometerzahl bei der Versuchstemperatur von der 

 in der Tabelle angegebenen Zahl ab, so ist die Skala bei der seithehen 



') Die Normalflüssigkeit ist von der Firma Carl Zeiß in Jena zu beziehen; sie 

 ist vor Licht geschützt und in gut verschlossenen Gefäßen aufzubewahren und darf nicht 

 älter als 6 Monate sein. 



