•26J 



Max Klostcrmann. 



Die Beobachtuugsrohii* sind aus Messin^;' oder Glas gefertigt: ihr 

 Verschluli an beiden Enden wird durch runde ( Glasplatten, sogenannte 

 Deckgläschen, bewirkt. Festgehalten werden die Deckgläschen entweder 

 durch aufzusetzende Schraubenkapseln oder durch federnde Kapseln, welche 

 über das Rohr geschoben und von den Federn festgehalten werden. 



Die Rohre müssen gut gereinigt und getrocknet sein. Die Reinigung 

 geschieht zweckmäßig durch wiederholtes Ausspülen mit Wasser und Nach- 

 stoßen eines trockenen Pfropfens aus Papier oder entfetteter Watte mittels 

 eines Holzstabes. Die Deckgläser müssen blank geputzt sein und dürfen 

 keine fehlerhaften Stellen oder Schrammen zeigen. Beim Füllen des Rohres 

 ist seine Erwärmung durch die Hand zu vermeiden. Man faßt deshalb das 

 unten geschlossene Rohr am oberen Teile nur mit zwei Fingern an, gießt 



Ö 



es so voll, daß die Flüssigkeitskuppe die obere Öffnung überragt, Avartet 

 kurze Zeit, um etwa entstandenen Luftblasen Zeit zum Aufsteigen zu 

 lassen - was dui-ch sanftes xVufstoßen des senkrecht gehalteneu Pvohres 

 beschleunigt w ird — , und schiebt das Deckgläschen von der Seite in wag- 

 rechter Richtung über die Öffnung des Rohres. Das Aufschieben muß so 

 schnell und sorgfältig ausgeführt werden, daß unter dem Deckgläschen 

 keine Luftblase entstehen kann. Ist das Überschieben das erstemal nicht 

 befriedigend ausgefallen , so muß es wiederholt werden , nachdem man das 

 Deckgläschen wieder geputzt und getrocknet und die Kuppe der Zucker- 

 liisuiig an der Mündung des Piohres durch Hinzufügen einiger Tropfen 

 der Flüssigkeit wiederhergestellt hat. Nach dem Aufschieben des Deck- 

 gläschens wird das Rohr mit der Kapsel verschlossen. Erfolgt der Ver- 

 schluß mit einer Schraubenkapsel, so ist mit Sorgfalt darauf zu achten, 

 daß diese nur soweit angezogen wird, daß das Deckgläschen nur eben in 

 fester Lage sich befindet: ist das Deckgläschen zu fest angezogen, so 

 kann es optisch aktiv Averden, und man erhält bei der Polarisation ein 

 unrichtiges Ergebnis. Ist die Schraube zu stark angezogen Avorden. so genügt 

 es nicht, sie zu lockern, sondern man muß auch längere Zeit warten, bevor 

 man die Polarisation vornimmt, da die Deckgläschen das angenommene 

 Drehungsvermögen zuweilen nur langsam wieder verlieren. Um sicher zu 

 gehen, wiederholt mau alsdann die Beobachtung mehrere Male nach Verlauf 

 von je 10 Minuten, bis das Ergebnis keine Änderung mehr erleidet. 



Nachdem das Rohr gefüllt ist, hält man es gegen das Licht und 

 überzeugt sich, ob das (iesichtsfeld kreisrund erscheint, und ob insbesondere 

 keine Teile des zur Milderung der Pressung des Deckgläschens eingelegten 

 (iummiringes über den inneren Metallrand der A'erschlußkapsel hervor- 

 ragen. Zeigen sich solche Gummiteile, so ist ein anderes trockenes Rohr 

 untei- \'erwendung eines weiter ausgeschnittenen Gummiringes mit der 

 Flüssigkeit zu füllen. Sodann wird der Polarisationsapparat zur Beobachtung 

 bereit gemacht. Die.ser soll in einem Raum aufgestellt w^erden, welcher 

 möglichst ein(> Wärme von 2()o C zeigt und welcher durch Verhängen der 

 Fenster und dergleichen nach Möghchkeit verdunkelt ist, damit das Auge 

 bei der Beobachtung durch seitliche Lichtstrahlen nicht gestört wird. Es 



