444 Max Klostermann. 



härte in deutschen (iradcn. Zu lu-achten ist, daß bei Wässern, welche 

 kohlensaure Alkalien enthalten, diese Methode natürlich nicht zu verwerten 

 ist: oder es muß eine Korrektur aniiebracht werden (S. 447). 



G. Lunge (1. c.) hat dieses \'erfahren insofern etwas vereinfacht, als 

 er die Titration mit Methylorange in der Kälte ausführen läßt, um die 

 alkalische Wirkung i\('<' (dases zu vermeiden. 



Zur Bestimmung der Gesamthärte nach Wtoi/ia-Ffci/cr ^yerdvn 

 die wie vorher titrierten l(l() rw'^ Wasser mit einem l'berschuß einer Lösung. 

 welche aus gleichen Teilen \',o-^ormalnatronlauge und Vio-Xormalsodalösung 

 besteht, versetzt und einige .Minuten gekocht. Gewöhnlich genügen 80 bis 

 40 cm\ es ist aber darauf zu achten, daß die Lauge in großem Überschuß 

 vorhanden sein muß. Nach dem Kochen wird abgekühlt und die Flüssig- 

 keit auf '2Wr)}i-^ aufgefüllt. Dann Avird filtriert und in 100 cm '^ des Fil- 

 trates das überschüssige Alkali durch Titration mit Vi o-^f^''Jn''il''^;^lz säure 

 bestimmt, wobei Methylorange als Indikator dient. Die verbrauchte .Säure- 

 menge wird mit 2 multipliziert und vom Titer der Lauge abgezogen: 

 durch Vervielfältigen mit 2'8 erhält man die Gesamthärte in deutschen 

 Graden. 



G. Lunge (1. c.i hat dieses Verfahren etwas verändert. 200 c>>/' Wasser 

 werden mit Salzsäure schwach übersättigt und auf 40 — bO cin^ eingedampft. 

 Darauf spidt man m einen 100 c^^r'-Kolben. neutralisiert genau, wobei 

 Methylorange als Indikator dient, und setzt 40 rm'^ eines Gemisches 

 aus gleichen Volumen Vio-Xormalnatronlauge und ' 'jo-^ormalsoda- 

 lösung hinzu. Man kocht auf, läßt erkalten und füllt bis zur Marke auf. 

 Darauf wird filtriert und in 50 cm ^ des Filtrates das unverbrauchte Alkali, 

 wie vorher, mit Methyl orange und 'lo-Nor mal salz säurebestimmt. Diever- 

 brauchten Kubikzentimeter Xormalsalzsäure werden verdoppelt und von dem 

 Titer der 40 cm'^ Alkalilösung abgezogen: durch Multiplizieren dieser Zahl 

 mit r4 erfährt man dann die Gesamthärte in deutschen Graden. 



Vermindert man die (jesamthärte um die Karbonathärte, so 

 erhält man die Mineralsäurehärte. Ist die (ie samthärte geringer 

 als die Karbonathärte, so ist das ein Zeichen dafür, daß kohlensaures 

 Alkali vorhanden ist. 



10. Bestimmung der organischen Suh&t3iiiz. {Siehe Emmerling^ 

 P.d. (), S. ;')20.) 



11. Bestimmung der Phosphor säure. 



Zur Bestimmung dei" Phosphor säure, die im Trinkwasser nur selten 

 vorkommt, verdampft man 1 /Wasser und mehr unter Zusatz von etwas Soda 

 und Salpeter in einer Platinschale zur Trockene. Man glüht den Rückstand, 

 nimmt ihn mit Salzsäure auf, spült in eine Porzellauschale und scheidet 

 durch Eindampfen mit Salzsäure die Kieselsäure ab. Das Filtrat verdampft 

 man wiedei'holt mit Salpetersäure zur Trockene. Der Puickstand wird 

 schließlich mit Salpetersäure aufgenommen und die Phosphorsäure 

 nach dem Molybdiinverfahren bestimmt (S. iöoj. Sie kann einfacher titri- 

 metrisch bestimmt werden, wie auf Seite 155 angegeben worden ist. 



