Die Technik der Untcrsuchnng des respiratoriscbeu Lniswechsels etc. 4,')7 



I. Die Methode von Zuntz-Geppert. 



Es ist das das Prototyp und die klassische Metliode kurzfristiger 

 Respirationsversuche. 



Prinzip: Die Versuchsperson atmet bei verschlossener Nase durch ein 

 Mundstück, dessen zwei Ventile in der Weise funktionieren, daß das eine 

 bei der Einatmung atmosphärische Luft eintreten läßt , während das andere 

 der Exspirationsluft durch eine Schlauchleitung zu einer kleinen Gasuhr den 

 Weg weist. Hier wird die während des \'ersuches durchstreichende Luft- 

 menge zur Bestimmung des Atemvolumens gemessen. Vor dem Eintritt 

 der Exspirationsluft wird durch eine Nebenleitung automatisch von der 

 Gasuhr ein Teilstrom in Absorptionspipetten al)gesaugt und in diesen nach 

 den Methoden der Gasanalyse der Gehalt an Kohlensäure und Sauerstoff 

 bestimmt. 



Die Absorption der Kohlensäure geschieht dabei durch Kalilauge, 

 die des Sauerstoffes durch Phosphor oder nach Durigs Vorschlag mit dem 

 von Franzen empfohlenen Natriumhydrosulfid.i) 



Auf eine genauere Beschreibung des Apparates, der von Ztinfz und 

 seinen Schülern für Arbeitsversuche in eine ganz besonders handliche und 

 bequeme Form gebracht worden ist, sowie die Durchführung der Be- 

 rechnung kann hier verzichtet werden, da Franz MüUer in Bd. V, S. 10, 

 27 u. ff. dieses Handbuches der genauen Besprechung der Methode einen 

 eigenen Abschnitt gewidmet hat. Zur Orientierung für diejenigen, welche 

 sich mit Respirationsversuchen beschäftigen und nach der jeweiligen Frage- 

 stellung ihre Methoden aussuchen wollen, seien hier nur kurz die Vor- 

 und Nachteile der Methode geschildert. 



Die Vorzüge der Methode von Zuntz-Gcppert. 



Diese sind außerordentüch groß und zahlreich, und es ist daher wohl 

 begreiflich, daß diese Methode innerhalb der ihr gezogenen, oben erwähnten 

 Grenzen lange Zeit hindurch nicht das Bedürfnis nach einer Verbesserung 

 aufkommen ließ. 



Die Methode ist in der Anschaffung und im Betrieb sehr billig, sie 

 ist nicht sehr schwer 2) zu erlernen und liefert bei aller Bequemlichkeit 

 und Handlichkeit recht genaue Werte. Der mittlere Fehler der Einzel- 

 analysen in der Hand geübter I^ntersucher beträgt für die Kohlensäure 

 001— 0-03 Vol.-"/o, für den Sauerstoff O'Ol— 0-02 Vol.- 0/0 • Ein großer 

 \'orteil der Methode ist fernerhin, daß sie sich den wechselnden An- 

 forderungen, die die einzelnen Probleme an sie stellen, anpassen kann. Die 

 ganze Apparatur ist transportabel und dann ist sie für besondere Zwecke, 

 LTntersuchungen im Hochgebirge, an der See etc. in eine äußerst betiuemc 



1) Biochem. Zeitschr. Bd. 4. S. 65 (1908). Näheres darüber auch bei F. ^liWer. 

 Bd. 3, S. 628 dieses Handbuches. 



2) Nur eine exakte Vornahme der Gasanalyseu erfordert einige Übung und üe- 

 schicklichkeit. 



