460 



E. Gräfe. 



ti'äglich ist es überhaupt kaum mehr zu entscheiden, ob die Methode als 

 solche oder ihrer Handhabung daran schuld war. Immerhin ist für Unter- 

 suchungen im Fieber und ähnlichen im Fieber krankhaften Prozessen, die 

 mit Veränderungen des respiratorischen Gaswechsels einhergehen, bei der 

 Anwendung der Zuntz-Gepjjertsäien. Methode Vorsicht geboten. Eine voll- 

 kommen exakte Beherrschung der gasanalytischen Methode ist jedenfalls 

 unlK'dingte Voraussetzung. Nach deu Erfahrungen von Benedict und 

 Carpenter^) ist es dringend notwendig, die Analysen sofort nach Be- 

 endigung eines Versuchs auszuführen, da sonst Kohlensäure vom Wasser 

 absorbiert wird. 



Fig. 59. 



J L 



TCNSiON 

 C0UAU2CR 



O, 



MTROouccr 



IL Apparate nach dem Regnault-Reisetschen Prinzip. 



Der Apparat von Benedict"^) und seine Modifikation durch Bolly.^) 



Prinzip: Die Versuchsperson ist mit ihren Lungen durch zwei luft- 

 dicht schlieliende Nasenansatzstücke oder eine Mundkappe in ein ge- 

 schlossenes Rohrsystem einge- 

 schaltet. Eine Pvotationspumpe 

 treibt die Luft ständig durch 

 mehrere Absorptionsgefälie für 

 Kohlensäure und Wasserdampf. 

 In dem Maße, als beide Stoffe 

 aus der zirkulierenden Luft ver- 

 schwinden, wird Sauerstoff aus 

 einer genau gewogenen Bombe 

 in das System eingelassen. Um 

 die durch die Inspiration und 

 Exspiration bedingten Druck- 

 schwankungen auszugleichen, ist 

 nahe der Stelle, an welcher die 

 Versuchsperson durch eine kurze 

 Nebenleitung mit dem Apparat verbunden ist, ein sogenannter Druckaus- 

 gleicher in Form einer Gummikappe angebracht. 



Zur Illustrierung des Gesagten sei eine kurze Skizze aus Benedicts 

 Originalarbeit hier wiedergegeben (Fig. 59).*) 



-VATER 

 ADOtO 



ROTACTV 



SLOwCn 



CARBON OOXIOC I 



ABSOHBCD 



Schema der Anordnung des Benedicte.chQn Apparates. 



') Nach mündlicher Mitteilung. 



-) Die erste Form des Apparates ist im American Journal of rhjsiology. Vol. 24, 

 p. 345—374 (1909) beschrieben worden, eine neue verbesserte Form kürzlich in voller 

 Ausführlichkeit in deutscher Sprache im Deutschen Arch. f. kliu. Med. Bd. 107. S. 156 

 (1912). Die letztere Arbeit konnte leider nur zum Teil noch hier l)enutzt werden. 



=*) liolh/ und Rosieivics, ebenda. Bd. 103. S. 58 (1911). Nach liebenswürdiger Mit- 

 teilung von Herrn Professor 7i'o//y-Lcipzig betragen die Anschaffungskosten des Leipziger 

 Apparates zirka 2100 Mk. Der Apparat ist von E. Zrmmerma>i/i-Ije\\)z\g gebaut unter 

 Grantie vollkommener Dichtigkeit. 



'') In einer späteren Form des Apparates hat Benedict au Stelle des Druckaus- 

 gleichers ein Spirometer (siehe folgende Seiten) eingeschaltet. 



