Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 4(^1 



Die rfeile geben die Eiehtung des Luftstromes ;m. Da der zur Eli- 

 minierung der Kohlensäure dienende Natronkalk auch Wasser aufniunnt. 

 muß dieses durch Schwefelsäure vorher zurückgehalten werden. In gleicher 

 Weise muß auch hinter den Natronkalk eine Vorlage mit Schwefelsäure in 

 den Luftstrom eingeschaltet werden, weil dieser aus dem Natronkalk Wasser 

 fortnimmt. 



Die Kohlensäureproduktion berechnet sich in einfacher Weise durch 

 Gewichtszunahme des Natronkalkzylinders und des hinter ihm geschalteten 

 Schwefelsäurebehälters . der Sauerstoffverbrauch durch (lewichtsabnahme 

 der Sauerstoffbombe. 



Durchschnitt durch Dreiwegventil . Anfenchter 



und Mundstück auf '^/j verkleinert. 

 Das Dreiwegventil (a) ist durch ein T-Stück (b) 

 mit dem Hauptluftrohre (c) verbunden. Das Mund- 

 stück (g) ist au dem den Anfenchter (m) enthal- 

 tenden Metallrohre befestigt, das an das Dreiweg- 

 ventil geschraubt wird. 



Beschreibung der Apparate und der Versuchsmethodik. 



Die 'Versuchsperson liegt auf einem Sofa oder im Bett in beciuemer 

 Piückenlage und atmet" entweder mit geschlossenem Mund durch 2 Nasen- 

 kanülen (Benedict), oder, wie 



Bolli/ es vorschlägt, durch eine Fig. eo. 



Gesichtsmaske, ähnlich der von 

 Cnrschmann früher angegebenen. 

 Die Ansatzstücke werden durch 

 ein bequem verschiebbares Ge- 

 stell festgehalten. Die Ein- und 

 Ausatmung kann nur in den 

 Apparat erfolgen, nur zu Anfang 

 und zu Ende des Versuches kann 

 durch einen Dreiweghahn eine 

 Kommunikation mit der Außen- 

 luft hergestellt werden. Die Einrichtung des Dreiweghahnes illustriert Fig. 60. 

 Wie bei der J^^m^2schen Methode ist es auch hier zweckmäßig, die Ver- 

 suchspersonen erst einige Zeit nach außen atmen zu lassen, um sie so 

 an die Nasen- und Mundstücke zu gewöhnen. Die Atemgase mischen sich 

 durch das möglichst kurz zu wählende Ansatzstück mit der Luft des ge- 

 schlossenen Ptohrsystems. 



Da durch das Volumen der In- und Exspirationsluft in dem starren System, 

 dessen Volumen sehr klein ist, erhebhche Druckschwankungen entstehen, hat 

 Benedict kurz hinter dem Dreiweghahn einen Druckausgleicher angebracht. 

 Dieser besteht im wesentlichen aus einem Kupferbehälter, dessen Boden mit 

 dem Rohrsystem durch ein kurzes Ansatzrohr in \'erbindung steht und 

 dessen breite obere Öffnung mit einer absolut fest angeklebten (iummikappe 

 überzogen ist, die bei der Inspiration eingezogen, bei der Exspiration vor- 

 gewölbt wird. In der jüngsten Beschreibung des Apparates i) ist an die Stelle 

 des Druckausgleichers ein feines Spirometer zur Registrierung der Atem- 

 bewegungen angebracht (Fig. 61). Die in das Rohrsystem hineingeatmete Luft 

 wird hinter dem Druckausgieicher oder dem Spirometer von der Rotations- 



1) Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 107. S. 172. 



