462 



E. Gräfe. 



pumpe gefaßt. Diese steht in einem 



Fig. 61. 



Spirometer von Benedict, auf % verkleinert. 

 Die (jlocke (c) des Spirometers wird in das Wasser 

 in dem ringföi-migen Eanme zwischen den beiden Zy- 

 lindern (a) und (b) ßetancht. Die Luft kommt durch 

 (n) herein und geht durch (oj heraus. An dem Ständer 

 (Ji) ist ein liad (e) befestigt, über das ein Faden (d) 

 läuft. An seinem freien Ende ist eine Stange (rj, g. g) 

 und das der Glocke das Gleichgewicht haltende (je- 

 wicht (l) befestigt. Der an der Messingstange (ge) be- 

 festigte Zeiger (h) schreibt auf dem Zylinder die Am- 

 plitiide und den Charakter jeder einzelnen Kespiration 

 auf. S trägt ein Zählrad (r), das durch die Keibung 

 des Fadens (t), an dem das Gewicht (l) hängt, gedreht 

 wird. Eine kleine Sperrung (u) verhindert eine Kück- 

 wärtsbewegung des Rades. Der kleine Stromschließer 



(a) auf der Peripherie des Eades taucht in eine mit 



Quecksilber gefüllte Sehale (v) und setzt einen Magneten ^ 



in Bewegung. ,^ j^j^ ^-^^^^^ j qh,^,^^. Crowell 



Company in Brooklyn . New-York, 

 liefert solche Kotationspumpen unter der Marke Nr. Ü. — D. Comprcssor in oil immersion 

 box zu zirka 160 Mk. 



Ölbehälter, so verrät sich sofort 

 jede Undichtigkeit durch Auf- 

 steigen von Gasblasen. >'atur- 

 gemäU ist diese Stelle, an 

 der die Druckunterschiede am 

 größten sind, in der Richtung 

 besonders gefährdet. Die Rotati- 

 onspumpe enthält im Innern au 

 einer exzentrischen Welle einen 

 rundlichen Kolben, der die Luft 

 in der kreisförmigen Kammer 

 herumtreibt und schließlich durch 

 eine Öffnung in deren Boden 

 in das anschließende Rohr weiter- 

 schiebt i) (vgl. Fig. 62). Die 

 Welle der Pumpe Avurde durch 

 einen Elektromotor mit Riemen- 

 übertragung getrieben. 



Durch Einschaltung von 

 Widerständen kann die Schnellig- 

 keit des Ganges des Motors in 

 behebiger Weise variiert werden. 

 Es empfiehlt sich, den Motor so 

 zu regulieren, daß etwa 30 — 35 / 

 pro Minute die Pumpe passieren. 

 Da die Luft vor dem Eintritt in 

 die Gefäße zur Absorption von 

 Kohlensäure vollkommen trocken 

 sein muß, weil der Natronkalk 

 nicht nur Kohlensäure, sondern 

 auch Wasserdampf gierig auf- 

 nimmt , passiert sie vorher 

 mehrere (jefäße mit Schwefel- 

 säure. Benedict hat dafür ge- 

 wöhnliche dreihalsige IFo?^//sche 

 Flaschen genommen, die etwa 

 zur Hälfte mit Bimssteinstück- 

 chen und etwas Schwefelsäure 

 R-efüUt waren. Letztere soll nicht 

 die Bimssteinstückchen 



UUT 



