464 



E. Gräfe. 



Fig. 64. 



Nach dem Absorptionszylinder niul) die Luft einen zweiten Schwefel- 

 säurebehälter passieren, der in gleicher Weise beschaffen ist wie der erst- 

 erwähnte. Hier verliert dann die Luft die Feuchtigkeit, welche sie aus 

 dem Natronkalk mit fortgenommen hat. 



Um die Luft dann wieder mit Wasserdampf zu sättigen, was wegen 

 der Schonung der .Schleimhäute der A'ersuchsperson und der Berechnung 

 der später zu erwähnenden Gasanalysen nötig ist. strömt sie nun durch 

 eine zweite Kippsche Flasche, deren unterer Teil mit Wasser gefüllt wird, 

 dem zur Neutralisation mitgerissener Schwefelsäure etwas Natriumbi- 

 karbonat zugesetzt wird. Die obere Kugel wird halb mit Bimsstein- 

 stückchen locker gefüllt. Das Zuleitungsrohr darf nur oben unter das 

 Wasserniveau eintauchen. Als Luftanfeuchter hat Benedict eine A'orrichtung' 



der in Fig. 64 abgebildeten Art empfohlen, je- 

 doch genügt auch die in Fig. 60 bei m dar- 

 gestellte Anfeuchtung mit nasser Leinwand. 



Bevor nun die Luft zur Untersuchungs- 

 person zurückkehrt, muß sie noch die Mün- 

 dung von 2 Nebenleitungen passieren, die eine 

 führt zu einem jNIanometer. Benedict empfiehlt 

 das sehr empfindliche Petroleummanometer, 

 bei dem ein Tropfen Petroleumextrakt aus 

 Alkanawurzeln in einem gebogenen Kapillar- 

 rohr vor einer Skala hin und her gleitet, wie 

 Fcttersson es für seinen feinen (Jasanalyse- 

 apparat empfohlen hat. BoUy zieht ein gewöhn- 

 liches Wassermanometer vor. Mit diesem ]\lano- 

 Luftanfeuchter zu Benedicts Apparat, uicter wird der Druck im Apparat jeweils genau 



gemessen. Er muß so reguliert werden, daß er 

 zu Anfang und Ende des Versuches stets der gleiche ist, d. h. der Alkana- 

 tropfen muß am Ende an der gleichen Stelle stehen wie zu Beginn, und 

 das Gleiche gilt für den Meniscus des W'assermanometers. 



Die zweite Nebenleitung führt zu einer kleinen Sauerstoffbombe aus 

 Stahl. Atwater und Benedict haben zur Reinigung des Sauerstoffs einen 

 geeigneten Keinigungsapparat eingehend beschrieben, i) Man kann auch 

 mit Rollij eine der gewöhnlichen Sauerstoffbomben des Handels, nur in 

 etwas kleinerem Format (am besten nur von 3 — 5 kg Gewicht), gebrauchen. 

 NotwendijT ist nur, den Sauerstoff, der stets kleine Verunreinigungen mit 



Kohlensäure und Wasserstoff enthält, zu 



remigen. 



■) 



einem Glasstab bis zum Löschen des Kalkes die Mischung vorsichtig umgerührt. Der 

 Natronkalk muß etwas feucht sein. Ausgezeichneter Natronkalk wird von König, chemi- 

 sche Fabrik, Leipzig-Plagwitz, geliefert. 



*) Carnegie Institution of Washington. Publicatiou Xr. 42. S. 32 (1905). 



^) Von dem Stickstoffe, den der aus flüssiger Luft hergestellte Sauerstoff stets 

 enthält, ist ein großer Teil Argon. Morey, Journ. Americ. Chem. Soc. 34. p. 491 (1912). 

 Claude, Compt. rend. 151. p. 752 (1909). 



