Die Technik der Untersucliung des respiratorischen Gaswechsels etc. 4(5o 



Dies geschieht durch die Passage eines U-Rohres. das im Anfangsteil 

 etwas Schwefelsäure eventuell mit Uimssteinstückcheii enthält und im 

 übrigen mit Natronkalk gefüllt ist. 



Diese Reinigungsapparate bleiben stets in Verbindung mit der Rombc 

 auch beim Wiegen dürfen sie nicht von ihr getrennt werden. 



Die Sauerstoffbombe ist ferner mit einem Reduzierventil versehen, 

 das die kontinuierliche Einleitung von Sauerstoff unter ganz goriugein 

 Druck ermöglicht. Der Zustrom von Sauerstoff aus der Bombe muli so 

 reguliert werden, daß die Gummimembran des Druckausgleichers weder 



Fig. 65. 



Fig. 66. 



Bohrsche. unter "Wasser stehende Gasuhr. 



Der in die Eohre kommende Sauerstoff geht zuerst in die 



kleine Flasche (c) und daun in die in dem ülasgefäße (a) 



unter "Wasser stehende Gasuhr. Das Brett (b) dient zum 



Xivellieren der Gasuhr. 



stark nach innen eingezogen , noch 

 stark nach außen verwölbt wird, da 

 soweit möglich wegen der so wie so 

 schon hohen Anforderungen an voll- 



f 



^ 



fkTU 



Schematische Ahbildung der sämtlichen Anorduuncr 



der einzelnen Teile des Beutdictschea Apparates. 



(Die Pfeile geben die "Ventilationsrichtiing an.l 



ständige Dichtigkeit des Apparates jede 



stärkere Abweichung von Atmosphärendruck im Inneren des Apparates 



unbedingt vermieden werden muß. 



Da die Älethode. den Oa-Verbrauch durch (xewichtsverlust zu be- 

 stimmen, zu Fehleniuellen Anlaß geben kann (Undichtigkeiten, besonders 

 am Ventil etc.) und die Menge des Sauerstoffs schließlich doch in \'olum- 

 eiiiheiten umgerechnet werden muß. rät Benedict neuerdings dazu, eine 

 unter Wasser versenkte Gasuhr zu nehmen. 



Am besten eignet sich dazu die Bohrscho^), die in Fig. li.) ai -ge- 

 bildet ist. 



1) Sie kann von der Dansk Maalerfabrik in Kopenhagen bezogen werden. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 30 



