466 



E. Gräfe. 



Die Gasuhr wird in einer der später (S. 528) angegebenen Weisen 

 geeicht. 



Sämtliche erwähnte Apparate, deren Anordnung in Fig. 66 schenia- 

 tisch abgebiklet i.>^t, werden auf einem verstellbaren Tisch zur Aufstellung 

 gebracht, die Leitung besteht aus Messingröhren (von ca. 16 mm Kaliber), 

 nur da. wo es sich um abnehmbare Teile handelt, lassen sich Gummi- 



Fig. 67. 



Übersichtsbi)d über den in Tätigkeit befindlichen Beiiedict sehen Apparat. 

 (Ursprüngliches Modell.) 



schlauche und Glasschliffe, die zweckmäliig mit Bajonettverschluli und 

 federnden Spiralen, eventuell Quecksilberal)di('htung versehen werden, nicht 

 umgehen. Die Metallrohre werden unter Benutzung von Lederabdichtungen 

 fest miteinander verschraubt. 



Die zweckmäßigste räumliche Anordnung geht aus den nebenstehen- 

 den Abbildungen deutlich hervor. Fig. 67 stellt die zuerst beschriebene 

 Form des Benedictschen Apparates dar, Fig. 68 die zuletzt angegebene 



