Die Tecbnik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 4t^7 



bringt 



die Roll//sc\ni Modifikation 



Punkt bei der Konstruktion des Apparates 



o-pr 



ist voll- 



als im 



Vtmosphärendruck herrscht, sondern bedingt durch 



wechselnde Druckschwankungen, bei denen 



Atmung 



Fig. 68. 



Einrichtung der Apparatur, Fig. 69 

 zur Anschauung. 



Der wichtigste 

 kommene Luftdichtigkeit. Denn diese ist um so notwendi 

 Apparat nicht 

 die Pumpe und die 

 natürUch jede minimale Un- 

 dichtigkeit die Versuchsre- 

 sultate ganz besonders ge- 

 fährdet. 



Als Material für die 

 Piohrverbindungen zwischen 

 den einzelnen Teilen des Appa- 

 rates werden am besten Glas- 

 oder Metallrohre (Messing 

 oder Eisen) genommen. Die 

 Verwendung von Gummi- 

 schläuchen ist auf ein Mini- 

 mum zu beschränken, einmal 

 im Interesse einer vollkom- 

 menen Dichtigkeit des Appa- 

 rates, und dann auch, weil 

 vielen Personen der Gummi- 

 geruch unerträglich ist. 



Da die Apparate in 

 erster Linie für kurze Grund- 

 umsatzversuche 1) angegeben 

 sind, die nur bei vollständiger 

 Muskelruhe ganz exakt sind, 

 empfiehlt Benedict die An- 

 wendung besonderer Auf- 

 nahmeapparate, die eine ganz 

 objektive Kontrolle der Mus- 

 keltätigkeit gestatten. Einmal 

 können die Ausschläge des 

 Spirometers (vgl. die Abbil- 

 dung S. 462) graphisch regi- 

 striert werden, ferner kann man zur 

 Piumpfes und der Extremitäten 

 maßen legen. Jede abnorme Bewegung 

 versehenen Kurven sofort ablesbar. 



Bild des für Versuche mit JMenschen bereit gemachten Uni- 



versalrespirationsapparates von Benedict. (Xoueste Form.) 

 .1 Rotationspnmpe. B und B' die zur Absorption des Wasser- 

 dampfes mit Schwefelsäure gefüllten TrH///'8chen Flaschen. 

 C die zur Absorption der Kohlensäure mit Natronkalk gefüllte 

 Flasche. Ci Griff zum Au.'sschalten des Dreiwegventils K. 

 M Spirometer. P unter Wasser stehende Bohreche Gasuhr. 

 O Sauerstoffborabe. H mit Barytwasser gefüllte Erleiimeijersche 

 Flasche. V Hahnschlüssel, l' die die beiden Ventile .S und S" 

 verbindende Stange. H' und W' die Verschraubungen. die zur 

 Verbindung des Apparates mit Eespirationskammern bei Ver- 

 suchen mit Tieren oder Säuglingen gebraucht werden. 



Pneumogr 



Aufnahme der Bewegungen des 

 ipheu^) um Brust und Glied- 

 ist in den mit Zeitmarkiorung 



^) Die BoUi/sche Modifikation ist durch Einschaltung einer den gesamten Menschen 

 aufnehmenden Kammer auch für langdauernde Versuche brauchbar. Vgl. darüber S. 520. 

 -) Benedict, Deutsches Arch. f. klin. Med. 1. c. S. 188. 



30* 



