Die Technik der Untersuchung des respiratorisclitn Gas\\echsels etc. 47 | 



Nachdem man einige Zeit gewartet hat, bis auch die Temperatur 

 sich im ganzen Apparate ausgeglichen hat (durch Erwärmen bzw. Ab- 

 kühlen der kälteren bzw. wärmeren Teile des Apparates lätit sich das be- 

 schleunigen), läßt man aus der Sauerstoffbombe vorsichtig so viel Ga.> in 

 den Apparat einströmen, bis das Petroleum bzw. das Wassermanometer 

 genau denselben Stand zeigt wie zu Beginn des 'N'ersuches. 



Wie schon oben erwähnt genügt niemals ein einziger derartiger \'ersucli 

 zur Feststellung des Grundumsatzes, sondern es müssen mindestens zwei 

 gut übereinstimmende vorliegen. Die Prüfung der Dichtigkeit des Apparates 

 geschieht bei dem neuesten Benedict^chew Modell 1) dadurch, daß mau bei 

 Anstellen der Rotationspumpe in dem nach außen abgeschlossenen Apparate 

 den Zeigerstand am Spirometer genau beobachtet. Ist der Apparat dicht, so 

 darf die Stellung des Zeigers während der Prüfung sich nicht ändern. 



Berechnung der Resultate. 



Die Berechnung der Resultate nach Benedicts Methode ist aul'icr- 

 ordentlich einfach. Vor Beginn des Yorversuches und zu Ende des Ver- 

 suches werden luftdicht verschlossen der Zylinder mit Natronkalk sowie 

 die dahinter geschaltete Kij^psche oder WiUiamsche Flasche, ferner die 

 Sauerstoffbombe mit Ansatzstücken auf einer bei großer Belastung sehr 

 empfindlichen Wage -) genau gewogen. 



Die Menge der während des Versuches gebildeten Kohlensäure ist 

 gleich der Gewichtszunahme, welche Natronkalkzyhnder und Ä'(/j/)sche Flasche 

 zusammen erfahren haben. 



Zur Umrechnung der Kohlensäure ^- Werte in /-Werte ist die Gewichts- 

 zunahme in g mit der Zahl 0*509 zu multiplizieren. 



Da der Sauerstoff geh alt der Bombe nicht lOOVo beträgt, sondern meist nur 

 95 — 97"/o. genügt die Feststellung der Gewichtsabnahme nicht allein zur 

 Feststellung des im Versuch verbrauchten Sauerstoffs. Es muß eine Kor- 

 rektur angebracht werden für den Stickstoff, der die Hauptmenge der 

 ^ erunreinigung darstellt. Da durch Gasanalyse die Zusammensetzung 

 der Luft für jede Bombe, wie schon oben erwähnt, ermittelt wird uml 

 das Gewicht eines Liters N bekannt ist, macht die Umrechnung keine 

 Schwierigkeit (vgl. ein Beispiel der Ausrechnung auf S. 474). Bei Verwendun.-i 

 der Bohrschen unter Wasser versenkten Gasuhr ist ein Wägen der Sauer- 

 stoffbomben nicht notwendig. Es genügt für die O-Berechnung, wenn 

 man die Zusammensetzung der Bombenluft sowie den Stand der (iasuhi 

 zu Anfang und zu Ende des Versuches kennt. 



Die Voraussetzung für die Richtigkeit der ganzen Berechnung ist. 

 daß das Volumen des Apparates zu Anfang und zu Ende des ^'ersuches 

 nahezu konstant ist. 



') 1. c. S. 186. 



'-) Die B'irma August Sauter in Ehingen, Wiirttemlierg. stellt derartige Wagen 

 mit Wagebalken aus Aluminium, die bei 10% Belastung OUl // genau angeben, für 

 160 Mk. her. Versehentlich steht in der deutschen Beschreibung des Apparates (1. 0. 

 S. 181, Z. 18) Ol g statt 001 g. 



