472 E. Gräfe. 



Dies scheint allerdings ohne besondere Vorsichtsmaßregel besonders 

 heim ersten Versuch einer Serie nicht immer genau der Fall zu sein, wie 

 RoUtj mit Recht hervorhebt. Temperatur und Druckdifferenzen während 

 der Versuchszeit können hier eine " Veränderung hervorrufen. Da die 

 Schwankungen des Luftdruckes während der kurzen Versuchszeit in der 

 Regel so minimal sind, fallen sie höchstens in der 2. Dezimale des pro- 

 zentualen Versuchsfehlers ins Gewicht. Etwas größere Änderungen ruft eine 

 stärkere Temperaturschwankung hervor. So berechnet Rolly, daß bei Zu- 

 nahme der Temperatur des Apparates um 1" bei einem Volumen von 

 18.100 l die Verkleinerung 66 cm beträgt. 



Unseres Erachtens gelingt es aber vielleicht, in einem eventuell durch 

 besondere Regulationsapparate konstant temperierten /immer während der 

 kurzen Versuchszeit die Temperatur konstant zu halten, eventuell müßte 

 man einige Zeit warten, bis das Innere des Apparates wieder die Aus- 

 gangstemperatur, welche identisch ist mit der Zimmertemperatur, ange- 

 nommen hat. 



Wenn die Einwände von Eolli/ theoretisch auch zweifellos berech- 

 tigt sind, so haben doch die Kontrollverbrennungen Benedicts mit Äther 

 (vgl. S. 5o6) in seinem Apparate die glänzende praktische Genauigkeit er- 

 wiesen, z. B.: 



gefuiule]! berechnet 



CO2 11-62 ^m 11-71 (jm 



O2 12-78 ., 12-78 ., 



CO2 . 0-662„ 0-666„ 



Um auch den theoretischen Einwänden gerecht zu werden, ent- 

 nimmt Rolly zu Anfang und zu Ende eine Luftprobe aus dem Apparate 

 und analysiert sie nach der Zmitz-GcppertschQn Methode. Ferner stellt er 

 das N'olumen des Apparates fest, indem er die Luft zu Anfang analysiert 

 und dann nach Zugabe einer bestimmten Menge Luft aus der Sauerstoff- 

 bombe die Zunahme der Sauerstoffkonzentration in einer zweiten 

 Analyse feststellte. Aus der Anfang- und Endkonzentration des Sauerstoffs 

 sowie der Menge der zugeführten Luft bzw. des Sauerstoffs kann dann in 

 einfacher Weise (Beispiel siehe bei Rollt/ ^) das Volumen des Apparates 

 berechnet werden. 



Im Folgenden seien als Beispiel für die Berechnung des Versuches 

 zwei Protokolle mitgeteilt. 



I. Beispiel der Berechnung eines Versuches mit dem Benedi ct^chen 

 Apparat. ^) 



•) 1. c. S. 78. 



2) Deutsches Arch. t. Idiii. Med. Bd. 107. S. 197 (1912). 



