474 



E. Gräfe. 



Im Laufe des Versuches sind also liSd2g des von der Kohlensäure und dem 

 "Wasser Itefreiten Sauerstoffes aus dem Sauerstoffz\ linder in den Apparat eingeleitet 

 worden. Da dieser Sauerstoff außerdem noch 23 Volumenprozente (Mittel aus 4 Ana- 

 lysen) oder 2"U24 Gewichtsprozente Stickstoff enthält, so sind in 14"392 /y Bomben- 

 sauerstoff 14'1 g reiner Sauerstoff und 0292 g Stickstoff enthalten. Auf Volumina um- 

 gerechnet gibt dies: 



141 ,9 O2 = 9870 c?H 3 0, 

 0-292 g N, = 2329 «»=> Nj 

 15-815^ CÖj = 8049-9 cm» CO,. 

 Da nun sowohl im Beginn des Versuches als auch am Ende desselben . wie 

 KontroUanalysen außerdem noch ergeben haben, keine Kohlensäure in dem Apparat 

 vorhanden war, so stellt die letzte Zahl die gesamte von der Versuchsperson exbalierte 

 Kohlensäure dar: 



Volumen 1. 18-100; bei 19-3» C und 749-78 m» Hg = 16.678 cw" 

 Volumen 2. 18-100; bei 19-4« C und 749-78 ww H = 16.673 cw^. 

 Sauerstoffmenge im Apparate: 



. , , 20-85M6.678 „.„. 3 

 Am Anfang: — r — öiilöcm'' 



^ , 19-5.16.673 _.^ ^ „ 

 am Ende: r-r- = 32oll cw" 



Differenz: 2264 nn^ 

 Sauerstoff verbrauch : 



1. Aus dem Sauerstoffzylinder = 9.870 cm''^ 



2. Aus dem Apparate = 226-4 cw» 



10.096-4 cw" 



CO S 0-19 '^ 



Respiratorischer Quotient (R . 0„) = — -^ = ^ " ' ^ = 07991. 



O 10.09b-4 



Stickstoffbilanz: 



Stickstoffmenge im Apparate: 



Im Anfange 13.200-5 cw/^* 



Am Ende 13.421-9 cw» 



Differenz = -f 221-4 c»i^ 



gefunden 221-4 cm^ 



berechnet 232-9 cm'' 



Differenz: = — 115 cm''' 

 N-Bilanz = — ll'b cm^ = O-lP/o des verbrauchten Sauerstoffes. 



( )2-Verbrauch 



in der Min. 



cm'' 



COg-Produktion 

 in der Min. 



CDl 



0-Verbrauch 



pro Min. und 



kg 



CO^-Pro- 

 duktion pro 

 Min. und kg 



R.Q., 



N-Bilanz 



359-8 



287-5 



3-525 



2-82 



0-7991 



- 11-5 



Die Vor- und Nachteile des Benedicfschen Apparates. 



Die meisten Fehlerquellen seines Apparates bespricht Benedict selbst 

 sehr eingehend. Sie beziehen sich im wesentlichen auf die oben erwähnten 

 Punkte, Schwankungen von Temperatur, Barometer sowie Feuchtigkeits- 

 gehalt. Durch diese Faktoren können allerdings, besonders beim ersten 

 Versuch einer längeren Serie , Fehler entstehen . aber sie sind meistens bei 

 kurzdauernden Versuchen so unerheblich, daß sie quantitativ kaum ins Ge- 



