Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 477 



malen und Leichtkranken dürfte allerdings wohl kaum ein Fehler ent- 

 stehen können. Ferner erscheint es etwas fraglich, ob sich ohne Schwierig- 

 keiten in jedem Falle ein vollkommen luftdichter Abschluß mit der Gesichts- 

 maske erzielen läßt. 



Der Kopfrespirationsapparat von Gräfe') 



(nach dem Jaquetschen Prinzipe konstruiert). 



Prinzip: Die Versuchsperson liegt in bequemer Rückenlage auf einem 

 gut verstellbaren Versuchsbett, dessen Kopfteil einen kleinen Blechkasten 

 trägt. Durch eipen Halsausschnitt wird der zu untersuchende Mensch mit 

 seinem Kopf auf ein mit Gummi oder Wachstuch überzogenes Kopfkissen 

 im Inneren des Kastens geschoben. Durch Gummiringe und Binden wird 

 ein luftdichter ^'erschluß am Hals und am Kasten hergestellt. Die Atmung 

 durch Nase und Mund ist so vollkommen ungehindert. Durch eine Elsfersch^ 

 Gasuhr wird der Kasten mit der Luft eines energisch ventilierten Zimmers 

 ventiliert und nach dem Jaquetschen Prinzip über Quecksilber ein Teil- 

 strom abgesaugt, dessen Zusammensetzung durch einen äußerst genauen, 

 etwas modifizierten Gasanalyseapparat nach Pahnqvisf-Petterson genau 

 analysiert wird. Da die Menge der passierenden Luft an der Gasuhr ab- 

 lesbar ist, Temperatur und Barometer fortlaufend registriert werden, macht 

 die Berechnung des verbrauchten Sauerstoffes und der gebildeten Kohlen- 

 säure keinerlei Schwierigkeit. 



Beschreibung der Apparatur und der Versuchstechnik. 



Da bei der Konstruktion des Apparates in erster Linie an die Unter- 

 suchung schwer dyspnoischer Kranker gedacht worden war. wurde ein 

 Versuchsbett (vgl. das Übersichtsbild Fig. 12 [BJ) konstruiert, das durch 

 zweckmäßige ^>rstellung (Kurbeldrehung) der einzelnen Teile gegeneinander 

 eine Untersuchung in jeder Stellung z^vischen aufrechtem Sitzen und flachem 

 Liegen gestattete (vgl. Fig. 72'). Die Maße des ausgestreckten Bettes') 

 waren 2-25 m Länge, Ib em, Breite, 65 cw Höhe. Den Kopfkissenteil des 

 Bettes nahm ein Blechkasten aus bestem Messingblech ein , von \)0 cm 

 Höhe , 80 cm Breite und 70 cm Tiefe. In alle Wände , abgesehen von der 

 Unterfläche und der Piückwand, waren große Fensterscheiben eingesetzt, 

 deren vollkommen luftdichter X'erschluß natürlich ebenso geprüft werden 

 mußte wie der der Lötstellen des Kastens. Die A'orderwand des Kastens 

 sprang entsprechend der Schulterwölbung in Form eines Zylinderviertcls ein. 



In der Mitte dieses nach außen konkaven Raumes befindet sich /.um 

 Durchtritt des Kopfes ein runder Ausschnitt, dessen Ränder nach außen 



1) Deutsches Archiv f. klin. Medizin. Ikl. 95. S. 529 (1909). 



2) Die photographische Aufnahme des von der Gasuhr getrennten Versuchsbettes 

 verdanke ich der großen Liebenswürdigkeit von Herrn Professor F. Benedict-Bo'>inv 



3) Die Firma C. Maquet, Heidelberg, fertigt derartige Betten zum Treisc- vun 

 ca. 150 M. an. 



